SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1903. 6j5 



d'une roue mise en mouvement par le pied de l'opérateur; ce dernier, du fait même 

 de ce travail, est obligé de fixer son attention à la fois sur le maintien constant et 

 régulier de cet effort et sur la dent qu'il opère. De celte double attention, portée 

 simultanément sur deux points différents, il résulte au bout de très peu de temps une 

 grande fatigue, fatigue qui a fatalement pour conséquence le manque de stabilité de la 

 main qui travaille. A tous ces défauts on peut ajouter que l'instrument n'est pas fa- 

 cilement transportable et ne permet que difficilement les soins à domicile. 



» Dès que l'électricité a fait son apparition dans les villes, les dentistes l'ont utilisée 

 pour faire tourner leurs fraises. L'appareil courant dont ils se servent n'exige évidem- 

 ment aucun effort, mais le pied de l'opérateur étant obligé d'en régler la vitesse, l'at- 

 tention se trouve encore ici attirée sur deux points différents. De plus, cet appareil 

 ne peut être déplacé et n'est utilisable que dans les villes où il y a de l'électricité. 



» Il y avait donc là une lacune à combler et l'appareil que nous avons 

 l'honneur de présenter à l'Académie a pour but de répondre aux nombreux 

 desiderata formulés plus haut. 



» Ce perforateur, qui tient tout entier dans la main, se compose, ainsi 

 que le montre la figure ci-dessus, d'une boîte cylindrique A, renfermant 

 un ressort et un mouvement d'horlogerie destinés à provoquer la rotation 

 rapide d'une tige à l'extrémité de laquelle on peut adapter divers outils, 

 tels que fraises, moules, brosses circulaires, porte-fraises et porte-scies. 



» Le système de ce perforateur est tel qu'on peut communiquer soit un 

 mouvement de rotation, soit un mouvement de translation, soit un mou- 

 vement rectiligne. Il se monte à l'aide d'une clef; la mise en marche, la 

 vitesse et l'arrêt sont réglés à l'aide d'un déclic sur lequel on presse; on 

 peut faire varier ainsi la vitesse de 5oo à i5oo tours à la minute. 



» Grâce à cet appareil on ouvre un sinus frontal et maxillaire en deux 

 secondes, et en dix secondes on perfore les os dans leur partie la plus épaisse; 

 la disposition de la fraise est telle que les débris sont rejetés à l'extérieur 

 et la profondeur à laquelle elle doit pénétrer est réglée au moyen d'un 

 disque à vis. Vu la vitesse avec laquelle on opère, on peut, dans certains 

 cas, n'employer que l'anesthésie locale. 



» Le poids de l'instrument maintient la stabilité de la main sans fatigue 

 et il n'y a pas à craindre les vibrations, comme avec les autres tours. 



» En résumé, ce perforateur est d'un maniement très commode, il est 



