786 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



principes ci-dessus et fournissant régulièrement dès maintenant So"' à l^o^ 

 a l'heure d'oxygène à 92 pour ïoo ou ido"' à 120"°' d'air suroxygéné à 55 

 ou 57 pour 100. » 



PHYSIQUE. — Mesure des très petits angles de rotation. 

 Note de M. Marcel Brillouix, présentée par M. Mascart. 



« J'avais imaginé et réalisé, à Dijon, il y a plus de 20 ans, un procédé 

 de mesure des très petits angles de rotation que j'ai appliqué depuis 

 quelques années dans deux appareils, l'un qui est une modification de 

 l'appareil d'EoLvos pour la mesure de l'ellipticité locale du géoïde, l'autre 

 qui est un peson à lame de quartz flexible pour la mesure de la pesanteur. 



» En voici le principe. 



» Entre deux niçois à l'extinction sont placées : 



» 1° Une lame épaisse de spath à faces parallèles, taillée à environ 4^° 

 de l'axe; 



)) 2° Une lame demi-onde à 45° des sections principales du spath; 



» 3° Une deuxième lame de spath identique et parallèle à la première. 



» Grâce à la lame demi-onde, ce système équivaut à une lame à faces 

 parallèles d'épaisseur nulle ou très faible, suivant que les deux lames de 

 spath sont parfaitement parallèles ou un peu inclinées l'une sur l'autre. 

 Examiné en lumière parallèle, ce système donne une teinte plate dont la 

 coloration varie avec l'inclinaison relative des deux spaths. 



» Si les lames de spath ont chacune 2*^"^ d'épaisseur, une rotation de 54" 

 environ de l'une des lames autour d'un axe perpendiculaire à la section 

 principale correspond à une longueur d'onde. Si on lit le centième de 

 frange, ce qui est facile, on mesure la demi-seconde d'arc. 



» L'angle a, de l'axe du s[)atli avec la normale aux faces, qui donne le 

 maximum de sensibilité sous l'incidence normale, est de 41*^30'. L'angle 

 qui rend la sensibilité indépendante de l'incidence et de la déviation dans 

 la plus grande étendue, est de 53°6'; la sensibilité est diminuée de ^. Le 

 spath de 2*^'" donne, dans le premier cas, une frange pour 32"; dans le 

 second, une frange pour 58". Les spaths, taillés à 45°, tels que me les avait 

 fournis Laurent en 1882, suffisent très bieti. 



» Les deux mêmes lames de spath, croisées sans interposition de lame 

 demi-onde, donneraient le même résultat; mais les franges en lumière 

 convergente auraient le même écart, inférieur à i' , et, pour obtenir une 



