SÉANCE DU l6 NOVEMBRE igoS. 787 



teinte pure en lumière parallèle, on devrait viser avec une puissante 

 lunette et diaphragmer au fover avec ime fente qui sous-lende le même 

 très petit angle o",5 que l'on veut pointer. Il n'y aurait aucun gain d'en- 

 combrement sur l'emploi du miroir de Gauss-Poggendorff. 



» Mais, grâce à la lame demi-onde, pour un même angle d'une lame par 

 rapport à l'autre, un changement considérable d'incidence, 3° et même 

 davantage, est nécessaire pour augmenter la différence de marche d'une 

 longueur d'onde; tel est l'écart des franges en lumière convergente. 



» Le diaphragme au foyer principal de l'objectif, nécessaire pour fixer 

 l'incidence à un centième de frange près, peut alors sous-tendre un angle 

 de 2', bien que ce centième de frange corresponde à une rotation de l'un 

 des spaths de o",5, c'est-à-dire 230 fois moindre. 



» De cette différence résulte l'avantage considérable de ce dispositif sur 

 ceux qui dérivent de l'optique géométrique. Un objectif dont l'ouverture 

 utilisée ne dépasse pas un quart de centimètre carré, et dont la distance 

 focale est de 7^™ suffit à fixer l'incidence. Une source de lumière telle 

 qu'une veilleuse à essence minérale éclaire suffisamment. 



» Enfin, une seule pièce, le spath fixe, doit être très rigidement lié au 

 support de la pièce mobile. La lunette, les pièces accessoires dont il reste 

 à parler, peuvent subir des rotations de plusieurs secondes sans inconvé- 

 nient pour l'exactitude de la mesure, ce qui permet de les isoler par des 

 cales de feutre, pour éviter toute transmission de trépidations pendant la 

 mesure. 



» Mesure par compensation. — Le procédé de mesure que j'ai trouvé le 

 plus sûr consiste à compenser la différence de marche au moyen d'un 

 compensateur à teintes plates en quartz, auquel on peut donner diverses 

 formes, et à constater la compensation par le retour entre ses repères de 

 la frange achromatique d'un compensateur Babinet. 



)) Résultats. — La mesure des petites rotations à ^ seconde près n'exige 

 qu'un appareil optique de moins de 30*^™ de longueur totale, de la source à 

 l'œil, sur S'^'" ou 4*^" de diamètre maximum. Le spath mobile et sa boîte 

 d'aluminium pèsent environ 4^- On peut même réduire la pièce mobile à 

 être un simple miroir, en remplaçant la lame demi-onde par une lame 

 quart d'onde et en employant un arrangement autocollimateur. 



» Les détails de montage, qui d'ailleurs ne peuvent embarrasser un 

 physicien expérimenté, seront décrits ailleurs. » 



