8f)?. ACADÉMIE DES SCIENCES. 



rextrémité du doii;t de gant est en verre ordinaire. On 23eiil estimer, d'après des 

 radiographies, qu'il passe par ce point environ cinrfuanle fois plus de rayons de 

 Rôntgen que par une surface équivalente de Tanipoule. 



» Nous pouvons ainsi porter ce prolongement au fond des cavités naturelles, 

 bouche, rectum, vagin, et amener le foyer des rayons X jusqu'au contact des tissus 

 malades sans risquer de léser les orifices, en faisant des expositions très courtes, de 

 80 à 60 secondes seulement, puisque nous réduisons énormément les distances. 



» Tel que nous venons de le décrire, ce tube serait pourtant incapable de fonc- 

 tionner en raison des étincelles qui, jaillissant entre ses parois et le patient, le 

 mettraient de suite hors d'usage. Ces étincelles sont complètement supprimées par 

 une gaine protectrice qui enveloppe le prolongement et qui est formée par un tube 

 d'ébonite ou de celluloïd rempli de vaseline, de pétrole, d'essence de térébentine ou 

 de tout autre liquide isolant. Celte gaine du prolongement lui est fixée par un pas de 

 vis en ébonite luté sur le tube. 



» Une couche de 2™"' à 3"'™ du liquide diélectrique suffit pour permettre de plonger 

 le tube dans une cavité naturelle sans qu'il se produise la moindre étincelle, même si 

 l'ampoule est résistante. 



» La partie terminale active du tube se trouvant ainsi à une distance constante des 

 tissus malades, l'ampoule étant avec son osmorégulateur maintenue à une résistance 

 déterminée par une étincelle dérivée, on n'a plus à s'occuper que des temps d'expo- 

 sition. 



» Pour que ce tube soit plus maniable il n'est pas fixé sur un support, 

 mais porte à une de ses extrémités un manche en ébonile qui permet de 

 le tenir comme tout autre instrument, le médecin le guidant avec la n)ain 

 pendant la durée de l'application. » 



A 5 heures l'Académie se forme en Comité secret. 



La séance est levée à 5 heures et demie. 



G. D. 



