Io56 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



25 pour loo de nickel). Dans la mienne, un seul couple, celui des températures, 

 suffit; de plus il est inutile d'employer un métal de comparaison. Un galvanomètre 

 sensible enregistre la difTérence de potentiel d'origine thermoélectrique existant entre 

 les deux extrémités de l'échantillon du métal chauffé. 



» Chaque barreau de métal employé mesure lo™ de longueur et a un diamètre de 

 i"^""; il est percé en son milieu d'un trou de 5™™ de diamètre destiné à loger le couple 

 thermoélectrique devant donner la température du barreau. A chacune des extrémités 

 du barreau, on fait un trait de scie dans lequel on mate un fil de platine à l'aide d'un 

 morceau de fil de fer; les deux fils de platine convenablement isolés sont mis en com- 

 munication avec le galvanomètre sensible. Le tout est introduit dans un tube de por- 

 celaine analogue à celui m'ayant servi pour mes recherches sur les résistances 

 électriques et chauffé au moyen d'un four à résistance électrique qui permet d'atteindre 

 la température de 1200° au bout d'une heure et demie. 



» Le montage de l'appareil, tel qu'il est installé au Laboratoire de M. le professeur 

 Le Chalelier, au Collège de France, comprend, en suivant la marche des rayons lumi- 

 neux, les parties suivantes : 1° source lumineuse projetant directement un rayon 

 lumineux sur le miroir du galvanomètre sensible; 2° galvanomètre sensible avec miroir 

 renvoyant le rayon sous un angle quelconque dans un plan horizontal; 3" prisme à 

 réflexion totale convenablement disposé, qui rend verticales les oscillations horizon- 

 tales du rajon ; 4° galvanomètre des températures avec miroir renvoyant le rayon sous 

 un angle quelconque dans le plan horizontal; 5° lentille biconvexe permettant la mise 

 au point; 6° écran en verre dépoli pour suivre à l'œil le phénomène, ou plaque photo- 

 graphique pour l'enregistrer. 



» Comme source lumineuse, j'utilise un trou très petit percé dans une fenêtre de 

 clinquant et éclairé par un bec Auer. Le galvanomètre sensible est du type Desprez- 

 d'Arsonval avec aimants horizontaux; le galvanomètre des températures est un galva- 

 nomètre Le Chatelier qui donne une déviation de i4'"'" à i4™™,5 par 100^ entre 44^° 

 et loSS". Les miroirs sont plans et platinés. La chambre noire nécessaire au fonction- 

 nement de tout l'appareil mesure environ i™,5o de longueur sur o'",5o de largeur; 

 elle est installée sur une paillasse de laboratoire surmontée d'une hotte, à l'abri des 

 trépidations du sol. 



» Dans chaque expérience, la durée du chauffage est de i heure i5 minutes, et celle 

 du refroidissement est au moins de 6 heures. Chaque fois, on a soin de tracer au préa- 

 lable les axes des coordonnées sur la plaque sensible, eu faisant osciller d'une pelite 

 quantité chacun des deux galvanomètres; cela se fait aisément en y lançant successi- 

 vement le courant développé dans la soudure d'un couple thermoélectrique auxiliaire 

 plongé dans la vapeur d'eau bouillante. L'échelle des températures est facilement dé- 

 terminée; pour le point de fusion de l'or, on emploie l'artifice indiqué par M. Saladin. 



» Dans une prochaine Note, je donnerai les résultats auxquels je suis 

 arrivé en étudiant les aciers au nickel. » 



