I25o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ment est proportionnel à la dérivée de Findice de réfraction -7-, et par suite 



de . 

 aussi à -j- si l'on est en présence de faibles variations de concentration ; la 



quantité c^ — c^ est évaluée en mesurant la différence des indices, n^ — n.,, 

 des liquides mis en expérience. 



» Voici le dispositif et la marche d'une expérience conduisant à la détermination 

 de D. L'appareil comprend un collimateur prenant la lumière de deux fentes croisées, 

 l'une horizontale, l'autre verticale, et une lunette munie d'un oculaire microraétrique. 

 Entre le collimateur et la lunette on interpose d'abord une cuve à faces parallèles con- 

 tenant un des liquides; puis dans ce liquide on place une cuve à section carrée, 

 présentant une diagonale parallèle à la direction des rayons lumineux, et contenant le 

 second liquide. Les rayons sont déviés par le double prisme constitué par la cuve 

 carrée; dans la lunette l'image de la fente verticale est dédoublée; la dislance A des 

 deux images, mesurée par le micromètre disposé horizontalement, se relie à la difle- 



rence des indices des deux liquides par la formule ii^ — «0= ■^— ; «p désignant la lon- 



gueur (ocale de la lunette. 



» On remplace ensuite ces cuves par la cuve de diffusion, peu volumineuse et 

 maintenue dans une cuve plus grande contenant de l'eau pour atténuer le plus possible 

 les variations de température pendant l'expérience; on introduit le liquide le plus 

 léger d'abord, sur une hauteur de deux centimètres environ, puis on amène au fond 

 une égale quantité du liquide le plus lourd par un tube assez capillaire pour que 

 l'écoulement soit très lent. Dans la lunette, on voit l'image de la fente horizontale 

 s'étaler; avec le micromètre disposé verticalement on relève la distance entre la frange 

 de déviation maxima et la position initiale de l'image, alors que la cuve contient 

 un liquide homogène. Celte distance, z, mesure la dérivée de l'indice par la relation 



-7— = — : a désignant la longueur traversée de la cuve de diffusion. 



» On fait deux observations, z^, z^ en des instants t^, f„, et l'on calcule D par la 

 formule 



D = "'^^ 



» En employant une cuve dont la longueur est de 2'^"^,45 et faisant les observations 

 à 5 minutes d'intervalle, on a 



D — A'M 4 — 4r ) X 10- 



)» On obtient ainsi des résultats très satisfaisants par une expérience 

 dont la durée ne se piolonge pas au delà de 2J à 3o minutes. On mesure 

 des abaissements, z, correspondant en moyenne à une déviation de ~; 

 dans la cuve de 2*^™, 45 cela s'obtient avec une différence initiale des indices 



