364 Eriedrich Oltmanns, 



Der so im Apparate erlangte constaute Druck verhindert auch 

 die Sprengung der Schlauchverbindungen, die bei plötzlicher Steigung 

 des Druckes in der Wasserleitung häufig eintrat. Dafür freilich ist 

 der Eisverbrauch ein etwas grösserer, weil das Wasser ja durch 

 längeres Verweilen in B erwärmt wird. 



Um aber für alle Fälle brauchbare Kesultate zu erhalten, hat 

 das bei a austretende Eiswasser noch einen Apparat zu passiren, 

 welcher den Zufluss desselben je nach der Temperatur in C vermehrt 

 oder vermindert. Die Vorrichtung besteht zunächst aus einem unten 

 geschlossenen Glasrohr von 30 cm Länge und 1,5 cm Durchmesser. 

 Dieses trägt in seiner Mitte (bei h) ein Diaphragma, von dem aus 

 ein 2—3 mm weites Glasrohr (1) bis fast auf den Boden hinabragt. 

 Am oberen Rande desselben ist ein Metallring festgekittet, auf 

 welchen eine Kappe (k) mit einer engen OeflFnung genau passt. 

 Der Raum 1 unterhalb des Diaphragma (Regulirraum) enthält Brom- 

 methyl (CHsBr), welches durch Quecksilber nach Aussen abgesperrt 

 ist. Der Körper siedet bei 4,5*^ und dehnt sich in Folge dessen 

 bei den Temperaturschwankungen, die hier in Frage kommen (1 — 15") 

 sehr stark aus, so dass eine Steigerung von 1" eine Erhöhung des 

 Quecksilberniveaus in der oberen Röhre um 6 — 10 mm veranlasst^). 

 Die Füllung des Regulirraumes mit Brommethyl ist ganz einfach. 

 Die zugeschmolzenen Röhren, in welcher die Substanz bezogen wird, 

 lässt man in Eis abkühlen und bricht dann vorsichtig die Spitze 

 ab. Vorher hatte man das Geföss R in Wasser von 20—25" ge- 

 stellt. Einen Moment vor dem Oeffnen der CHsBr- Röhre taucht 

 man auch R in Wasser von 0" und giesst dann sofort oben einige 

 Cubikcentimeter der Flüssigkeit hinein. Ist die Abkühlung von R 

 im rechten Moment erfolgt und CHsBr rechtzeitig eingegossen, so 

 tritt in Folge der Abkühlung des Regulirraumes eine hinreichende 

 Menge Brommethyl in diesen ein, im andern Fall muss man ver- 

 suchen, durch wiederholtes Abkühlen und gelindes Erwärmen mit 

 der Hand die nöthige Menge CHsBr hineinzuschafifen ; auch das ge- 

 lingt bei einiger Uebung leicht. Ist ein hinreichendes Quantum in 

 den Regulirraum eingetreten, so kehrt man R um, die Flüssigkeit 

 sammelt sich dann auf dem Diaphragma, und wenn man jetzt etwas 

 schüttelt, verdunstet so viel, dass in ganz kurzer Zeit alle Luft aus 



1) Als Vorbilder dienten hier die Thermoregulatoren von Lothar Meyer u.a., 

 bei welchen der Regulirraam mit Aether etc. gefüllt wird. 



