Die Wirkung der Zentrifugalkraft auf Pilanzen. 



225 



rotierenden Trommel beträgt 25 cm, und sie balanciert auf dem 

 konischen Ende K des Schaftes. Die Trommel / wird beim Zentri- 

 fugieren durch einen Deckel L geschlossen, der von zwei Verschluß- 

 bogen M an seinem Platze gehalten wird. Die Geschwindigkeit 

 wird mit Hilfe des Braunschen Geschwindigkeitsmessers N fest- 

 gestellt. Auf dem Boden der Trommel befindet sich eine Aluminium- 

 scheibe 0, 3,5 mm dick, die genau in den inneren Durchmesser 

 der Trommel und um den hervorragenden Zylinder T paßt. Diese 

 Aluminiumscheibe wiegt 400 g. Eine Holzscheibe von demselben 

 Durchmesser und 24 mm Dicke, die ich in früheren Experimenten 

 verwandte, wog 500 g. Die Aluminiumscheibe hat den weiteren 

 Vorteil, mehr verti- 

 kalen Spielraum in 

 der Trommel zu ge- 

 währen. Diese Alu- 

 miniumscheibe trägt 

 vier starke Messing- 

 zylinder von glei- 

 chem Gewicht (Text- 

 fig. 10 und Text- 

 fig. 2 A). Die Mes- 

 singzylinder sind mit 

 Bolzen (Textfig. 2 D) 

 befestigt. Diese Mes- 

 singzylinder sind in 

 genau gleichen Ent- 

 fernungen voneinan- 

 der augebracht und 

 tragen die später zu 



erwähnenden Glaszylinder. Die Aluminiumscheibe bietet Raum für 

 acht von solchen Messingzylindern. Die vier hier benutzten können 

 sämtlich vermittels der Löcher in der Aluminiumscheibe (Textfig. 2 B) 

 leicht auf das Zentrum zu oder von ihm weg bewegt werden. Der- 

 artig ließ sich die Intensität der Zentrifugalkraft durch Ausgleich 

 der Länge des Radius und Veränderung der Umlaufsgeschwindigkeit 

 der Trommel / in jedem gewünschten Grade verändern. Die Alu- 

 miniumscheibe wurde an der Trommel / durch Metallbolzen (Text- 

 fig. 1 8 und Textfig. 2 C) befestigt. Die benutzten Glaszylinder waren 

 von zwei verschiedenen Größen und hatten 3 mm dicke Wände. Der 

 größere hatte bei einer Länge von 55 mm einen Durchmesser von 



Jahrb. f. wiss. Botanik. LVI. 15 



Fip 



