über den Gasaustausch der Wasserpflanzen. 461 



Die Lösung eines Teils dieser Fragen hängt davon ab, ob es 

 möglich ist, sehr kleine Gasmengen mit großer Genauigkeit und 

 ohne großen Zeitverlust anal3^sieren zu können. Mau hat sich 

 bisher, um das zu erreichen, meist des Apparates von Bonnier 

 und Mangin (1884) bedient. Auch Devaux hat mit diesem Apparat 

 gearbeitet. Die Gasvolumina, die Devaux analysiert hat, betrugen 

 gewöhnhch Vs ccm, doch gibt er an, daß man auch noch Volumina 

 von ^ibo ccm analysieren kann. Die Sicherheit der Analyse scheint 

 indessen bei so kleinen Volumina beschränkt zu sein. Um von 

 einer assimilierenden Wasserpflanze (etwa einem Helodea -S\^roQ) 

 V3 ccm Gas aufzufangen, bedarf es schon eiuer ziemlich langen 

 Zeit. Das Arbeiten mit einem einzigen Sproß ist aber, wie wir 

 sehen werden, oft notwendig, da es sich vielfach darum handelt, 

 die Blasenzahl dauernd zu koutrollieren. Je größer nun die zum 

 Auffangen der zu analysierenden Gasmenge notwendige Zeit ist, 

 umso gi^ößer ist auch die Gefahr, daß sich Fehler oder Ungleich- 

 mäßigkeiten der Versuchsbedingimgen (Veränderungen der Licht- 

 intensität, der Temperatur, der Schnittfläche des Sprosses usw.) 

 einschleichen, deren Tragweite sich nicht genau berechnen läßt. 

 Dazu kommt, daß der Bonnier-Manginsche Apparat sich nicht 

 dazu eignet, das zu analysierende Gas direkt aufzunehmen, sondern 

 daß dieses zuerst in einem anderen Gefäß aufgefangen und in den 

 Apparat übertragen werden muß, eine Komplikation, die ebenfalls 

 die Gefahr für Fehler in sich schließt. Es ist daher nicht nur 

 aus Bequemlichkeitsgründen eine Apparatur vorzuziehen, die ein 

 schnelleres Arbeiten mit weit geringeren Gasmengen als der 

 Bonnier-Manginsche Apparat gestattet und zugleich das Auf- 

 fangen des Gases in einem besonderen Gefäß und das Übertragen 

 von da in den Analysenapparat umgeht. 



Diesen Forderungen entspricht der Apparat von Krogh (1908). 

 Auf die Verwendbarkeit dieses Apparats für Assimilationsunter- 

 suchungen habe ich schon an anderer Stelle hingewiesen (Kniep 

 [1912], dort auch Abbildung des Apparats); ich kann mich daher 

 hier, anknüpfend an die ausführliche Beschreibung, die Krogh 

 (1908) selbst gibt, auf einige Andeutungen beschränken. Der 

 Apparat besteht im wesentlichen aus einem graduierten Kapillar- 

 rohr, das oben und unten erweitert ist und ein seitliches Ansatz- 

 stück hat. Dieses Ansatzstück ist in einem nach unten spitzen 

 Winkel angeschmolzen und durch eine beweghche Schraube ver- 

 schlossen. Mit Hilfe der letzteren kann die darin befindliche 



