über den Einfluß günstiger Temperaturen auf gefrorene Schimmelpilze. 36 



suchenden Luft innerhalb 20 — 25 Minuten genau zu bestimmen 

 (Fehlergrenze 0,5 *Vo). Es erübrigt sich, auf eine Beschreibung des 

 Apparates einzugehen, ich verweise hier auf Bonnier und Mangin 

 (1884, S. 294), Schmidt (1902, S. 10) und Thoday (1913, S. 567). 

 Bezüglich der Meinungsverschiedenheiten darüber, wo in dem Appa- 

 rate die Absorption der Gase durch Kalilauge und alkalisch. Pyro- 

 gallol vor sich gehen soll, möchte ich bemerken, daß mir die Ab- 

 sorption in der kugeligen Erweiterung der Kapillare als am sichersten 

 erscheint. Schmidt (1902, S. 11) hat mit den von ihm angewen- 

 deten Lösungen zur Absorption genaue Resultate erzielt, ich habe 

 deshalb Absorptionsflüssigkeiten von gleicher Konzentration ver- 

 wendet (15 "/u Kalilauge, 10 % Pyrogallussäure) und konnte gleich- 

 falls Bestimmungen ausführen, die in bezug auf Genauigkeit be- 

 friedigten. 



Bei der Bestimmung der zu analysierenden Luftmenge muß 

 stets Sorge getragen werden, daß an beiden Enden der Luftsäule 

 eine kleine Menge Wasser zwischen Quecksilber und Luft einge- 

 schaltet ist, so daß stets der Meniskus Luft — Wasser und später 

 Luft - Kalilauge, Luft— Pyrogallol abgelesen wird. Schmidt hatte 

 die Erfahrung gemacht, daß Wasser mit Vorteil durch eine 2proz. 

 Kochsalzlösung zu ersetzen sei, da mit dieser Lösung Unter- 

 brechungen der Quecksilbersäule durch adhärierende Feuchtigkeit 

 besser vermieden werden. Ich habe diese Salzlösung mit gleichem 

 Erfolge als Absperrflüssigkeit verwendet. Die Kapillare des Appa- 

 rates war durch zwei Glasplatten ober- und unterhalb vor der 

 Erwärmung durch die Atemluft und durch die Hand geschützt. 

 Auf der oberen Glasplatte wurde eine Visierröhre bewegt, die in 

 einem großen Korkstopfen senkrecht zur Glasplatte fixiert war und 

 dazu diente, den Ablesewinkel des Auges über der Skala konstant 

 zu halten (Schmidt, 1902, S. 10). Der Gang der Analyse ist 

 folgender: Der Apparat wird mit etwas Na Cl- Lösung ausgewaschen, 

 eine keine Luftmenge (ca. 500 — 550 Teilstriche der Skala) ein- 

 gesogen und solange durch die Kapillare bewegt, bis die Länge 

 der Luftsäule nach mehreren Ablesungen konstant ist. (Es ist 

 hierbei nötig, die Luftmenge sehr langsam durch die Kapillare zu 

 bewegen und jede Unterbrechung des Quecksilberfadens zu ver- 

 meiden.) Die Ablesung erfolgt auf 0,5 Teilstrich genau. Zur Ab- 

 sorption der Kohlensäure wird etwas 15proz. Kalilauge (etwa 

 40 Teilstriche) in den Apparat gebracht, und dann wird das 

 Volumen der kohlensäurefreien Luft genau abgelesen. Nun wird 



