3ß2 ОТЧЕТЫ о РАБОТАХЪ 



Для работъ на стаищяхъ пользовались следующими 11р"'Ч10Соблен1ями 

 и приборами. ■-'- ■ 



IIsMtpeHie глубинъ, оиускан1е батометровъ и термомотр^"- произво- 

 дилось почти исключительпо ручной вьюшкой съ линемъ кр«:.1Н1. " броызы. 

 Изр1;дка работали на стальномъ липЬ вьюшки Томсона пли стальной про- 

 волок"!; вьюшки Джемса. Для изм'Ьрен1я длины выпущеппаго линя служили 

 счетчики, пзготовле1шые Фирмою Lyth въ Стокгольм'Ь. Для измЬрен1я глу- 

 бинъ и доставан1я образцовъ грунта употреблялись исключительно 35-фун- 

 товые лоты съ грунтовыми щипцами пли кранами, изготовленными Фирмой 

 Jonsonifc Phillips, Old Charltoii, Kent. Beb эти приспособлен1я действовали 

 вполне удовлетворительно. Для взяия объемовъ воды съ опред'Ьленныхъ 

 глубинъ слуяшли батометры Петтерссона и Гамберга. На сганщяхъ 

 обыкновенно работали батометрами обЬихъ системъ, производя нaблюдeнiя 

 по возможности въ слЬдующемъ порядке. 



Поел Ь измерен1я глубины и получен1я образца грунта опускался дон- 

 ный батометръ Гамберга. Устройство этого прекраснаго прибора, обез- 

 печеннаго отъ поврежден1й при случапномъ ударЬ о грунтъ, что легко 

 можетъ иметь место при неровномъ дне и большомъ дрейфЬ судна, а глав- 

 ное OTcyTCTBie возможности засорен1я клапановъ при этомъ прикосновен1и, 

 являлось причиной того, что имъ пользовались всегда для взят1я объема 

 придонной воды. Негерметичность батометровъ Гамберга, отчасти обу- 

 словливаемая ихъ конструкц1ей, повидимому совершенно отсутствовала въ 

 донномъ батометре. Что же касается до второго батометра Гамберга, въ 

 раме съ поворотнымъ термометромъ Negretti & Zambra и могущаго быть 

 установленнымъ на любомъ месте линя, то въ немъ замечалась некоторая 

 негерметичность; поэтому онъ употреблялся только для верхнихъ слоевъ; 

 располагая этимъ приборомъ, являлась кроме того возможность въ одно 

 время опустить на одномъ лине не одинъ, а два батометра. Во всехъ 

 остальныхъ случаяхъ нaблюдeнiя производились при помощи батометровъ 

 Петтерссона. 



Батометры последней системы, являющ1еся самыми совершенными 

 приборами въ этомъ роде благодаря своей прекрасной изоляц1оиной системе, 

 даютъ возможность очень точно измерить температуру того слоя воды, въ 

 которомъ они находилились. Эти измерен1я делались только вначале, вно- 

 следств1и, когда и.зъ этихъ батометровъ брались образцы воды для газоваго 

 анализа, этихъ измерен1й не производилось. 



Темъ не менее, повидимому, должно признать, что паблюден1я надъ 

 температурами подповерхностныхъ слоевъ воды следуетъ делать при по- 

 мощи этимъ ботометровъ, оставляя термометры Negertti & Zambra только 

 для очень большихъ глубинъ или л^е для техъ наблюден1й, которыя произво- 



Физ.-Ы;11. стр. 290. 28 



