РУССКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦШ. 36В 



дятся при недост.атк'Ь времени, а следовательно не могуть нретендовать на 

 значительную г-^рпень точности. 



Те»'^<?,т>!?|Туры на глубпнахъ определялись термометрами Negretti & 

 Zambra,i.V)i\7»pbî':: укреплялись на линЬ при каждомъ батометре. Если время 

 позволяло, после того, когда были окончены работы съ батометрами, дела- 

 лись отдельпыя наблюдеп1я надъ температурами. Термометры Negretti & 

 Zambra имелись въ рамахъ трехъ системъ: 1) въ рамахъ Милля пере- 

 ворачивающ1еся грузомъ, опускаемымъ по линю, 2 ) съ обыкновеннымъ вин- 

 товымъ разобщителеыъ и 3) въ деревянныхъ рамахъ (очень удобные для 

 малыхъ глубинъ). 



Первыми работали только вначале, во время свежей погоды и на 

 большпхъ розмахахъ боковой качки, когда другими инструментами работать 

 было неудобно, или невозможно. Во всехъ остальныхъ случаяхъ приме- 

 няли термометры съ винтовымъ разобщителемъ или же въ деревянной раме. 

 Погрешность термометровъ Negretti & Zambra, зависящая отъ ихъ кон- 

 струкщи и состоящая въ томъ, что ртутньп"! столбикъ отрывается не всегда 

 точно въ одиомъ месте, и пзменен1я при перемене температуръ длпны 

 оторваннаго столбика ртути не позволяютъ быть уверениымъ въ точности 

 большей, чемъ±0,2°, а иногда ±0,3°. Поэтому термометры обыкновенно 

 опускались попарно для возможнаго контроля одного прибора другимъ. 



Разности отсчетовъ при правильной работе давали величины, редко 

 превышающ{я 0,1? Но, какъ выше упомянуто, батометрическ1й методъ 

 определен1я температуръ, разъ имеется такой нриборъ, какъ изоляц1оипый 

 батометръ Петтерссона, слЬдуетъ признать болЬе точнымъ и надежнымъ, 

 что и принято во BHHMaHie на будущее время. 



Для газоваго анализа образцы воды брались въ стеклянный ампули 

 съ вытянутымъ воздухомъ, внутренняя поверхность которыхъ бы.та по- 

 крыта тонкимъ слоемъ осажденной сулемы и которыя запаивались немед- 

 ленно по нaпoлнeнiи водою изъ батометра. Къ сожалению не все ампули 

 были вьшолнены точно по даннымъ образцамъ и некоторый "/о ^^ъ нихъ 

 далъ при нaпoлнeнiи ихъ водою неудовлетворительные результаты. 



Для полнаго химическаго анализа образцы воды Фильтровались въ 

 стеклянныя бутылки съ притертыми пробками, которыя заливались пара- 

 Финомъ и обтягивались животнымъ пузыремъ. 



Образцы грунта не высушивались, а прямо перекладывались изъ 

 грунтовыхъ крановъ въ стеклянныя банки съ притертыми пробками, въ 

 которьш приливалось несколько капель насыщеннаго раствора сулемы. 



Объемный анализъ на coдepжaнie хлора, пpeдcтaвлявшiй npHMeneHie 

 метода Фольгардта, хотя и несколько сложный въ cpaBHonin съ обыкно- 

 веннымъ титрован{емъ азотнокпслымъ серебромъ, явился весьма удобнымъ въ 



Фпз.-Мат. сто. 291. 29 



