РИШАРА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЕЯ ИЗСЛ-БД0ВАН1Е, 443 



защиты была отъ двухъ до трехъ оборотовъ въ секунд}'. При этомъ каж- 

 дая точка, лежащая по 1]ериФер!и защиты, проходитъ въ воэдз^х* около 

 1 метра въ секунду, что заставляетъ всЬ части защиты принимать темпе- 

 ратуру близкую къ температура воздуха и устраняетъ влiянie излучен1я. 

 Кром'Ь того при вращен1и уничтожается одностороннее вл1ян1е окружаю- 

 щпхъ предметовъ. 



Въ самой защптЬ при враще1ии воздухъ отбрасывается къ периФер1и 

 и прогоняется вентиляторомъ, почему происходитъ постоянный обм^нъ его, 

 способствующ1й бол4е быстрому воспр1ят1ю температуры термограФомъ. 

 Скорость проходящаго воздуха зд -fecb можетъ быть значительно меньше, 

 ч-Ьмъ въ вентилпруемыхъ прпборахъ, т. к. въ этомъ случае надо уничто- 

 жить лишь незначительное вл1ян1е частей защиты, имЬющихъ уже темпе- 

 ратуру близкую къ температура воздуха. 



Перехожу къ результатамъ сравнен1я показан1й контрольнаго термо- 

 метра у термографа съ вращающейся защитой съ другими приборами. За 

 основу показан1Й я принимаю показан1я асппрац1оннаго психрометра Ас- 

 смана, пом'Ьщеннаго во Французской кл-Ьтк-Ь рядомъ съ вращающейся защи- 

 той. Таки.мъ образомъ достигались и одновременность отсчетовъ, и однород- 

 ность услов1й. Параллельно д-Ьлались отсчеты по контрольному термометру 

 у термографа Ришара, поставленнаго въ aнглiйcкoй кл-Ьтк^, которая дала 

 лучш1е результаты по сравнен1ю съ другими установками безъ веитиляц1и. 

 Высота шарпковъ термометровъ во Французской кл -feTK-fe и въ английской 

 была приближенно одинакова и равнялась въ первомъ 130 сант., въ вто- 

 ромъ 170 сайт. Присутсв1е термограФа въ англ1йской кл-Ьтк-Ь д-Ьлало услов1я 

 установки защиты и к.йтки бол -fee однородными. Для сравнен1я кром-Ь того 

 делались отсчеты контрольнаго термометра у термографа Фусса, установ- 

 леннаго на высота нормальной клетки, и термометра въ нормальной клtтк•l 

 безъ вентилящи. 



Схема отсчетовъ была такого рода: 



X — 3 м. Заводка психр. Ассмана. 



X Отсчетъ контрольнаго термометра въ термографа съ защи- 



той и психр. Ассмана. 



ж-+-| м. Отсчетъ контрольнаго термометра въ aнглiйcкoй кл^тк-Ь. 



iC-f-lM. » » » въ термографа Фусса, 



и термометра въ нормальной кл'Ьтк'Ь. 



Для производства сравцен1й избирались так1я услов1я погоды, при кото- 

 рыхъ вл1ян1е излучен1я должно было сказываться въ высшей степени, т. е. 

 полное солнечное с1ян1е и отсутств1е зам-Ьтнаго в'бтра. Погода истекшаго лtтa 

 какъ нельзя öo-räe благопр1ятствовала сравнен1ю и большая часть отсчетовъ 



Фпз.-Мат. стр. 317. 3 



