450 в. в. ШИПЧИНСК1Й, вращающаяся защита для термографа и т. д. 



надо приписать вл1лн110 вращеп1я защиты. Безъ сомн'Ьн1я, при большей ско- 

 рости враще1пя эта разность могла бы быть и еще значительно понижена, 

 но я стремился создать приборъ такого рода, чтобы при паимеиьшемъ рас- 

 xoдt энерг1и можно было бы получить относительно xoponiie результаты. 



Среднюю разность показан1й по сравнен1ю съ психрометромъ Ассмана 

 въ — 0?26 нельзя признать чрезмерно большою, въ особенности принимая 

 во впиман1е то обстоятельство, что cpannenie производилось при такихъ 

 услов1яхъ, при которыхъ эта разность является средней изъ наибольшихъ 

 ве.гачинъ. Д'{;йствительно, при достаточно слабомъ излучен1и разности по- 

 казан1й почти не наблюдалось. Надо еще принять во вниман1е, что внутри 

 защиты рядомъ съ контрольнымъ термометромъ имеется значительная 

 масса стойки и коробки термографа, что не остается безъ вл1яп1я на по- 

 казан1я, п потому котрольный термометръ у термографа и психрометръ 

 Ассмана вообще не вполне сравнимы между собою по услов1ямъ установки, 



Такимъ образомъ, настоящее предварительное испытан1е вращающейся 

 защиты обнаруживаетъ ея полезное д'feйcтвie и показываетъ, что прим^не- 

 Hie ея для термограФовъ въ такомъ вид^, какъ это зд'Ьсь описано, хотя не 

 ВПОЛНЕ зам'Ьняетъ вентиляцхю, но все же даетъ близк1е къ ней результаты. 

 Моя мысль приводить защиту во вращен1е дЬйств1емъ груза или пружины, 

 что было бы доступно для всЬхъ станц1й, встрЬчаетъ серьезное препятств1е 

 въ дороговизна и сложности конической передачи. 



Октябрь 1901 г. 



■^й^ 



Фпз.-Иат. стр. 354. 10 



