6 ART. 11.— H. XAGAOKA, s. SHIXJÖ u. K. ÖTANI: 



Der Apparat. 



Der l'endelappirat, den Avir zur Jkstimiiiurig- der l^vsehleuniguiig 

 der Schwerkraft gebraucht haben, stiuimt im wesentlichen mit dem 

 neueren des Könisflichen Geodätischen Instituts zu Potsdam überein. 

 Der auf Anregung des Herrn Geheimrat Helmert von lîepsold und 

 Söhne ct^nstruirte Apparat besteht aus zwei Pendeln von gleichem 

 Gewichte, aber mit verschiedenen Schwino-unt^sdauern. Die ofenannte 

 Firma unternahm im Jahr 1893 die Konstruction desselben Apparates, 

 welcher in den wesentlichen Punkten mit demjenigen des geodätischen 

 Instituts fast gleich ist, mit Ausnahme des Pendelkastens und der 

 Vacuumvorrichtuno:. Er wurde schon 1894 fertiof o-estellt, aber 

 infolo-e verschiedener Hindernisse konnten die Beobachtuno-en erst im 

 Sommer 1897 begonnen av erden. Die hier mitgeteilten Resultate 

 beziehen sich auf die Messungen, die 1899 und 1900 von uns aus- 

 geführt worden sind. 



Die beiden Pendel wiegen o,6ohj und. die Schneidenabstände 

 betragen 1;//. und i),'25m. resp., sodass eins als Sekunden-und das 

 andere als Halbsekunden-pendel diente. Die Achatschneiden sind in 

 Messin «•hülsen dur(.'h zwei Druckschrauben festofeklemmt : sie sind 

 aber vertauschbar und können für Sekunden-und Halbsekunden-pendel 

 gebraucht werden. Die Kanten der Schneiden bilden einen AVinkel 

 von 120° für eine Breite der einigen Micron, dann Avurde der Kanten- 

 winkel auf 90° verrino-ert. 



Beim Meterpendel wurde die Stange zu schwach und stark 

 biegsam gefunden. Sie besteht aus einem gezogenen Messingcylinder 

 von 15,9»?///. Durchmesser, dessen Enden etwas kesrelförmiiT iredreht 

 worden sind. Diese endigen in Hülsen, mittels welcher das Pendel 

 auf die Konsole gelegt werden k;inn. Über diese Unterbrechung, 

 hinaus setzten sich die Kegel weiter f^rt, bis sie in zwei Cylindern 

 endio-ten. Der schwere Cvlinder ist aus o:eo:ossenem Messino- und ist 



