ABSOLUTE MESSUNG DER SCHWERKKAF'I'. 7 



o2,Sm)u. hocli bei 79,8???;//. Durchmesser, während der leichte Cylinder 

 ans Messingblech angefertigt ist und ganz dieselbe äussere Gestalt hat 

 wie der Schwere. Dieser Cylinderkasten wurde durch eine Messin o-- 

 stange längs der Axe versteift ; um einen Druckunterschied innerhalb 

 der Kastens zu vermeiden, wurde er mit einer kleinen Schraube 

 specieller Goristruction versehen, welche die innere Luft mit der 

 äusseren in Verbindung setzt. Die beiden Cylinder, mit den dazu 

 gehörenden kegelförmigen Stangen, wurden an das Pendel festge- 

 schraubt, sodass man diese untereinander vertauschen konnte. Neben 

 der Achatschneide findet man an beiden Seiten einen kleinen ebenen 

 Spiegel zur Beobachtung der Schwingungsdauer durch Konicidenz- 

 apparat. 



Das Halbsekunden pendel ist viel steifer als das Sekundenpendel 

 aber ähnlich gebaut. Da das Gewicht dieses Pendels mit dem Meter- 

 pendel gleich sein muss, so wurde die Mitte der Stange durch einen 

 dicken Cylinder verstärkt. Die beiden Cylinder an den Enden der 

 Stange wurden vertauschbar gemacht wie bei dem Meterpendel. 



Das Stativ ist aus massivem Gusseisen und kann an der Wand 

 oder an einem Pfeiler festgeschraubt werden. An einem hervor- 

 ragenden 'I'eil des Stativs, nicht weit vom Pfeiler wurde eine Achatebene 

 auf der Konsole festgelegt. Durch drei starke Schrauben, welche in 

 das Stativ eingelegt sind, kann man die Achatebene nivelliren. Wenn 

 das Pendel auf die Konsole gelegt wurde, so konnte man mittelst einer 

 Schraube, die ausserhalb des Stativs gedreht werden kann, das Pendel 

 auf der Ebene legen oder von dieser wegschieben, ohne es mit der 

 Hand zu berühren. 



Das Pendel war von einem grossen Hohlcylinder aus Messing- 

 blech umgeben, welcher mittelst mehreren Schrauben an dem Stativ 

 festgehalten Avurde. Über das Stativ wurde eine Glasglocke gedeckt, 

 sodass sie mit dem einen Teil der Stativs und dem Cylinder einen 



