3 ART. 11.— H. X.^^AOlvA. S. SUINMÜ m. K. OTAN! : 



Luftdichtkasten Ijildet. Damit ni:in das IViidel unter verschiedenem 

 Druck schwinüfen zu la.sscn konnte, wurde der Cylinder mit einem 

 Manometer versehen, und mit einem Ventil, wodurch man die Luft 

 aus dem Pendelkasten pumpen konnte. Dieser Metallkasten bildet 

 eine Isothermfläche, um die Temperatur innerhalb constant zu halten. 



Zur Kestimmung der Pendeltemperatur dienten zwei Thermo- 

 meter, die in tV Grad geteilt sind ; die Quecksilberkugel des oberen 

 Thermometers wurde in der Nähe der Schneide angebracht und die 

 des unteren nahe der Mitte der Pendelstange. 



Der Schneidenabstand w^urde mittelst A'ertikalcomparators 

 gemessen, welcher an das Stativ geklemmt werden kann. Die Micro- 

 scope wHU'den mit Fadenmicrometer versehen, dessen Bewegung an 

 der Trommel, welche in 100 Teile geteilt war, abgelesen werden 

 konnte. Einem Teilstrich entspricht ungefähr ein Micron. Der 

 Maassstab hat H-formigen Querschnitt und war aus Pliosphorbronce. 

 Die Correction sowie der Ausdehnungscoefficient des Stabes wurde im 

 Bureau international des poids et mesures in Sèvres bestimmt. Die 

 Scala wurde, während der Beobachtung, gegen die Wärmestrahlung 

 durch eine besondere Vorrichtung geschützt. 



Biegungscorreclion. 



Wie von Helmert in seiner Theorie des Reversionspendels genau 

 discutirt wairde, bietet die Biegungscorrection des Meterpendels die 

 Hauptschwierigkeit bei der Bestimmung des Schwerkraft, wenn 

 man sich eines bieg-samen Pendels bedienen will. Zur o-enauen 

 Bestimmunof dieser Korrection benötio-t man der Kenntniss der 

 Dichtisrkeit und des Dehnunsfsmoduls der Pendelstang'e, sowie deren 

 geometrischer Gestalt. 



Zu diesem Zwecke wurde ein kleines Stück des Messingstabes, 

 aus welchem die Pendelstange angefertigt ist, von Bepsold bezogen 



