ABSOLUTE MESSUNG DER SCHWERKRAFT. 



11 



Die Keclmungsresultate sind in folgender Tabelle gegeben ; dabei 



sind Helmert's Ijezeiclinunofen çrebraucht 



C5 O 



Benutzt man diese Werte, so erhält man als Bieofunsfscorrection 

 für die Länge des Sekundenpendels 



-329«* 



Die Dichtigkietsbestimmung scheint die Hauptursache der 

 Unsicherheit in dieser Bestimmuno- zu sein ; es ist wohl möglich 

 dass dieser Wert von der Wirklichkeit um einige Procent entfernt ist. 

 Ausserdem ist die Aenderung der Elasticität an denjenigen Stellen, 

 wo die Endgewichte dem Pendel angeschraubt sind, nicht berück- 

 sichtigt ; es mag, nach genauerer Untersuchung, noch eine Korrection 

 hinzuzufüo^en sein, die den oben hero-eleiteten Wert um einen gerinsfen 

 Ürachteil modiüciren wird. 



Bestimmung der Schwingungsdauer. 



Zur Bestimmung der Schwingungsdauer liaben wir immer das 

 Chronometer Xegus 1S91 gebraucht. Zweifellos erzielt man genauere 

 Kesultate mit der Pendeluhr, aber die Häufigkeit der Erdheben in 

 unserem Inselreich verbietet uns den Gebrauch der sonst schöno-ehenden 

 astronomischen Pendeluhr. Dns Erdbeben, welches als starker 

 Stoss unserem Körper fühlbar ist, macht das Pendel sehr unregel- 



* Im Berichte der 18ten Konferenz der internationalen Erdmessuno- wurden die Resultate, 

 wobei die Biegungscorreetion =320/< angenommen ist, mitgeteilt. Die Rechnung wurde revidirt 

 und für einen Fehler conigirt. 



