]^4 ART. II. -H. NAGAOKA. S. SHIXJÖ n. 1.'. OTANI: 



oradient.s un dus Lidit brinu't. Die rc'in])ci':itiir des IVinlels Avurde 



nacli folgendem Schema berechnet. 



rr I 1 Qi 1 ji \0hen\+"6\ Unten'] 

 Temperatur des bcl\unaenpcntiels= ■ — — -^ 



rr M 1 Tj n 1 ^ 7 7 ■^\Oben^ + {Unten] 

 lemperatiir des Ha(osekimaenpcndeis = — ' ■ 



Diese Thermometer Avurden von Zeit zu Zeit mit den Xormal- 

 tlicrmnmetern No. 4242 und Xo. 424,") vergh<;lien, welelie.s wieiler in 

 der rhysikalisch-Technisclien lîeichsanstalt zu Charlottenburg unter- 

 sucht worden waren. 



Der Duiistdruck wurde mit dem Augast'« Pschychrometer 

 îremessen, das nahe dem Pendelkasten aiifgehäno-t war. Der Luft- 

 druck wurde mit dem (^uecksilberbarometer in Kyoto beobachtet ; 

 anderswo wurde ein Aneroid (Casella Xo. 2452), das mit dem 

 Xormalbarometer verglichen war, gebraucht. 



Durcli die Yergleichung mehrerer Messungen der Schneidenab- 

 stände des Sekundenpendels bei verschiedener Temperatur findet man 

 für den mittleren Ausdehnungscoefficienten der Pendelstange zwischen 

 20" und aO° den Wert 



0,00001855. 

 ]jei einer Temperaturditterenz um 1°C beti'ägt die K<jrrection der 

 Schwingungsdauer für das Sekundenpendel 



93xlO~W 



und für das Halbsekundenpendel 



46 X 10 'sec. 



Der Eintluss der Luftdruckschwankunoen auf die Schwingungs- 

 dauer eines Reversionspendels ist äusserst gering ; schwingt man 

 aber das Pendel in anderer Lage bei anderem Druck, so hat man bis- 

 weilen einen Korrection für den Unterschied der verdrängten Luft 

 hineinzubriniren, die sich folsrendermassen berechnen lässt. 



