20 



ART. 11— H. XAGAOKA, S. SHIN.IÖ u. R. ÖTANT : 



Bestimmung der IVIitschwingungscorrection. 



Diese wichtige Korrection wurde iiaeh einem anderen N'erfalnvn 

 ermittelt, wie es schon von verschiedenen Forschern vorgeschlagen 

 worden ist. Im Wesentlichen beruht die hier benutzte Methode Jiuf 

 der Bestimmuniif der dem Pendelstativ durch die bekannte Zu^-kraft 

 erteilte Verschiebun"-, die sich äusserst leicht und mit ^-rosser 

 Genauigkeit beobachten lässt. Schon Hertz hat, in seinem Elektro- 

 dynamometer, eine Methode angezeigt, wie man mit einem feinen 

 Draht, der um einen anderen umo:ewunden ist, die A^erschiebun<>- des 

 ersteren durch die Drehung des letzteren, wie man sie mittelst der 

 Spiegelablesung beobachtet, stark vergrüssern kann. Unser A^erfahren 

 beruht auf demselben Princip, welches von Hertz schon angewandt 

 war. 



Ein kleiner Cylinder (C) (OßOiimi. Durchmesser) aus Wolfram- 

 stahl wurde an beiden Enden zugespitzt und zwischen zwei kegel- 

 förmigen Achatpfannen gelegt. Diese Achatpfannen wurden im 

 Messingcylinder eingelegt, welcher durch eine Adjustirschraube (A) 

 einer sehr feinen Bewegung, ohne sich zu drehen, längs der Cylinder- 

 axe fähig ist. Um den Cylinder (C) wurde ein feiner Draht 

 (Durchmesser 0,08?«;?/.) umgewunden ; der Draht endigt in einer 



