ABSOLUTE MESSUNG DER SCHWERKRAFT. 21 



schwachen Spiralfeder während das andere Ende dem Pendellager 

 fest ansreschraubt wurde. Wenn der Lag-er sehr wenio; verschoben 

 wh'd, so macht die Feder, die in der Verlängerung des Drahtes ruht, 

 die J^eweofun"- mit, und der Betraof dieser Verschiebuno; wurde durch 

 die Drehung eines leichten Spiegels gemessen, welcher an dem Cylinder 

 (C) festgekittet ist. Der starke Messingrahmen, welcher diese 

 A^orrichtung trägt, wurde an einem soliden Dreifuss, welches als ein 

 fester Punkt betrachtet werden kann, angeschraubt. Wenn man an 

 dem Pendellao-er mit einem starken Faden in der Richtuno- der 

 Pendelbewegung zieht, so beobachtet man die Drehung des Spiegels, 

 M'elche mit Scala und Fernrohr ermittelt werden kann. Die 

 Verschiebung von 4,6?»»?. in Im. Abstand entspricht bei dem von 

 uns gebrauchten Apparat der Verschiebung um 1/^. Wenn die 

 Mitschwing-ung" ziemlich stark ist, so konnte man die hin-und her- 

 schwing-ende Eewegrung- der Konsole, die durch das Pendel hervor- 

 gerufen wird, leicht beobachten. Man kann dadurch entweder die 

 statische oder die dynamische Constante in die lîechnung der 

 Correction einführen. 



Zur Berechnung der Correction, denkt man sich die Verschiebung 

 durch den Zug von 1 kg. gewicht =£, und das Grewicht des Pendels 

 = u\ dann beträgt die Correction für die Länge des Sekundenpendels 



oL=ÎV£ -— . 



A 

 Der Pendelpfeiler war ziemlich fest gebaut, so dass die Mit- 

 schwing'ung nur eine sehr kleine Aenderung- in Schwing'uno^sdauer 

 hervorbrachte, in allen Messungen die wir ausgeführt haben. 



Längenmessung. 



Zur Bestimmung der Pendellänge diente eine Phosphorbronce- 

 scala, welche 1026"//?. lang war. Der Querschnitt war H-förmig mit 



