22 ART. 11.— H. NAGAOKA, S. SHINJÖ u. K. ÖTANI : 



einblegtem Silberblech in der Ebene der Nullelongation, auf welche 

 feine Linien mit je Ivnn. Intervall eingeritzt waren ; ein Ende der 

 Scala wurde in TTriniii. geteilt und diente zur Bestimmung der 

 Constante des Micrometers, welches dem Averti kal comparator angehört. 

 Diese Scala wurde im Bureau international des poids et mesures in 

 Sèvres, von Herrn Ch. Ed. Guillaume genau untersucht und hat 

 die folgende Correction, die wir benutzten. 



'J'eilstrich. Correction. 



ß 



25 cm. +5,5 



75 cw. + 1,8 



100 cm. -0,3 



Der Ausdehuno-scoefficient « betrufj; 



«=0,000016502 + 0,00000000625^ 



mit dem Thermometer à verre dur. 



Diese Correction ist nur bei der horizontalen Lage der Scala 

 anzuwenden, so dass man noch eine Correction wegen der Verkürzung 

 einzuführen hat, da die Scala während der Messung immer vertikal 

 aufgehalten war. Die Verkürzung beträgt nur 0,o/^ für 1»/. 



Wie bei der Längenmessung üblich ist, wurde nach der gewöhn- 

 lichen Methode, die Pendelschneide bei dunkler sowie bei heller 

 Beleuchtung gemessen. In letzterem Falle wurde die Schneide mit 

 einer kleinen elektrischen Lampe beleuchtet, welche in solcher 

 Entfernung aufgestellt wurde, dass die Temperatur des Pendels nicht 

 merklich afficirt war. Fast alle Beobachtung-en zeif^en dass die 

 Länge bei dunklen Schneiden grösser ist als bei den hellen, wie es 

 von mehreren Beobachtern constatirt worden ist. 



Die schwierig^ste Aufo^abe bei dieser Messuno; war die Ermittelun«: 

 der genauen Temperatur des Pendels. Bei dem Sekundenpendel 

 wurden einige Thermometer neben dem Pendel und der Scala auf- 



