ABSOLUTE MESSUNG DER SCHWERKRAFT. 



23 



gehängt, wie in der Figur, welche der Tabelle (iv.u.) hinzugefügt ist, 



angedeutet wird. 



Die Temperaturdifferenz zwischen diesen Thermometern war 



gewöhnlich nicht grösser als 0°,2C. Diese Thermometer wurden 



oftmals mit dem Etalon verg-lichen und corrio^irt. 



Es war ein grosser Vorteil für uns gewesen, dass wir bei 



Sommerhitze gearbeitet haben, da der Einfluss der Körperwärme auf die 



Temperatur der Scala und des Pendels infolgedessen äusserst gering war. 



Bei den Beobachtungen, wobei die Temperatur der Umgebung unter 



20° blieb, fand man gewöhnlich einen allmählichen Temperaturaufsteig, 

 Der Wert eines Teilstriches der Micrometertrommell betrug- 



ungefähr 1/x ; diese Constante wurde durch die in -rwinm. geteilten 



Teile der Meterscala ermittelt. 



Die Verschiedene Combination der .Pendelschneide und der 



Gewichte, wobei wir die 

 Schwinguno-sbeobachtung-en und 

 die Längenmessuno; ausgeführt 

 haben, wird aus der Figur klar. 

 Die Punkte beziehen sich 

 auf die Schneiden, welche resp. 

 durch einen [•] und zwei [ * ' ] 

 Punkte unterschieden waren. 



Die Lage des Schwerpunktes 

 wurde mit dem Apparat, 

 der zu diesem Zwecke besonders 

 construirt war, ermittelt. Bei 

 der verschiedenen Combina- 

 tionen der Schneiden und der 

 Gewichte ergab sich folgendes 

 Eesultat. 



M 



w 



é ^.. ^ 



j' 



•Ca 



S 



M' 



m' 



N' 



S 



"t 



■£ 





