24 ART. 11.— H. NAGAOKA, S. SHINJÖ u. R. ÖTAXI 



Laî^e (les Schwerpunktes (bei 0°) 



AVas den wahrscheinlichen Fehler der Schlussresultate anbelangt, 

 so sieht man auf der Stelle dass derjenige der Biegungscorrection alle 

 anderen der Messresultate übersteigt. Auf rohe Schätzung dieses 

 Fehlers hin kann man ihn nur auf ±15// in L angeben, infolge der 

 Unsicherheit in der Dichtigkeitsbestimmung, in der Elasticitäts- 

 constante und in der gebrauchten Formel. Der tägliche Gang des 

 Chronometers wird einen Fehler verursachen, welcher den der 

 Bieo-unofscorrection zunächst kommt. Trotzdem ist die Grösse der 

 letzteren äusserst gering gegen die ersten, sodass man den Fehler der 

 Schlussresultate beinahe gleich demjenigen für die Biegungscorrection 

 ansehen kann. 



