502 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



n'est autre que le speclrographe des formes adapté rapidement à ce nou- 

 vel usage, pour la chromosphère extérieure au bord et les protubérances; 

 et un spectrographe B, à grande dispersion et à longue pose, pour la chro- 

 mosphère intérieure au bord. 



» En effet, d'après les résultats de 1894, la vitesse radiale des protubé- 

 rances est notable, et d'autant plus grande que la protubérance est plus 

 haute; elle s'accommode d'une faible dispersion; mais avec la chromo- 

 sphère intérieure, dont l'image est formée surtout par les parties basses, 

 il faut employer une forte dispersion qui, seule, peut d'ailleurs donner 

 tous les détails. 



» Ces spectrographes des vitesses juxtaposent, comme on sait, les 

 spectres de nombreuses sections équidistantes faites dans une image fixe 

 du Soleil, fournie par un objectif astronomique et un liéliostat polaire. 

 Or, la transformation du spectrographe des formes en spectrographe des 

 vitesses A a été réalisée d'une manière simple et rapide. La fetite du col- 

 limateur n'est pas changée, mais celle de la chambre est élargie jusqu'à 

 o™™,9, de manière à isoler non plus seulement la raie brillante R, émise 

 fortement par la chromosphère, mais en plus une petite portion du spectre 

 continu dû à la photosphère. D'autre part, la clepsydre, qui produit le mou- 

 vement continu du spectrographe des formes, est écartée, et Ion met en 

 œuvre à sa place une sorte d'horloge, dont la description ici serait trop 

 longue, mais qui, à des intervalles réguliers de 6 secondes, déplace brus- 

 quement le spectrographe entier de o™™,33 devant l'image fixe du Soleil; 

 en même temps, la plaque photographique se déplace de 1'^'". 



» Ces déplacements ont lieu au commencement de l'intervalle, la fente 

 du collimateur étant masquée par un petit écran; puis, vers la troisième 

 seconde, l'écran s'écarte automatiquement et laisse passer la lumière so- 

 laire qui agit avec une pose variable de 2 à 4 secondes, suivant l'état de 

 l'atmosphère; à la fin de l'intervalle, l'écran masque de nouveau la fente. 

 Bref, l'image finale comprend 90 petits spectres qui donnent les vitesses 

 radiales et l'épaisseur en 180 points du bord. De plus, ces points sont 

 réunis sur un cercle qui a exactement le même diamètre (95™™ environ) 

 que l'image continue donnée par l'appareil fonctionnant comme spectro- 

 graphe des formes; et l'on a cet avantage important d'avoir deux images 

 des formes et des vitesses très aisément comparables. 



» Le second spectrographe B, qui utilise le spectre de quatrième ordre 

 d'un grand réseau Rowland, est placé sur la même table mobile que le pré- 

 cédent et est déplacé par la même horloge. Mais la durée des intervalles 



