SÉANCE DU l8 JUILLET igo], Q.^g 



masse est également connue et qui occupe l'ampoule C à l'extrémité infé- 

 rieure de A. Le tube B, qui se tient dans l'axe de l'instrument, trempe à 

 son extrémité inférieure / clans le mercure, et il est gradué volumétrique- 

 ment. Son volume intérieur est de i à 3 pour loo de celui de A, selon la 



profondeur à laquelle on a l'intention d'opérer. Ce tube traverse le bouchon 

 en caoutchouc D, qui est inséré avec soin dans le col de A et ficelé pour 

 plus de sécurité. Pour un opérateur Jiabile cette opération ne présente 

 aucune difficulté. 



» On amène l'instrument à une température définie et convenable qui 

 peut être celle de l'eau de surface locale et l'on observe le niveau e qui cor- 

 respond au volume ç^ du mercure dans le tube B. Ensuite on fait descendre 

 l'instrument à la profondeur prévue. Si cette profondeur est telle que la 

 contraction apparente du liquide dans le piézomètre est inférieure au vo- 

 lume V dans le tube B, quand on remonte le piézomètre, rien n'est changé 

 et le msMXure regagne le niveau e. 



» En choisissant le niveau e aussi haut que possible, on a pu faire descendre un 

 piézomètre contenant 200'^"''' d'eau distillée à tme profondeur de ^2-5^ sans que le 

 tube B se soit vidé de mercure. En revenant à la surface, le mercure a repris sa hau- 

 teur antérieure e, et, en essayant l'eau avec du nitrate d'argent, on n'a pas pu trouver 

 de chlore. La répétition de cette expérience a montré que le bouchon, convenablement 

 fixé, ne se déplace pas et reste étanche, même aux plus grandes profondeurs, 



» Si le volume ç^ de mercure dans le tube axial est relativement faible, 



