SÉANCE DU 1*''' AOUT igo/j. 3f)3 



» Il est intéressant de comparer les résultats obtenus avec le chlorure 



de lithium dissous dans l'eau et dans l'alcool amylique. On voit que R ^ -^ 



est sensiblement le même dans les deux cas. On peut donc dire que, pour 

 ce sel, la nature du dissolvant n'intervient pas dans l'influence du corps 

 dissous sur la marche de la lumière dans la dissolution. Il serait évidem- 

 ment utile de faire un assez grand nombre d'expériences pour montrer la 

 généralité de ce fait. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur l ampèremètre thermique à mercure. Note de 

 M. C. Camichel, présentée par M. J. Violle. 



« J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie la forme pratique que j'ai 

 donnée à l'ampèremètre thermique à mercure, appareil dont j'ai montré 

 les avantages dans des Communications déjà dinoiennes (^Comptes rendus , 

 t. CXXV, 1897, et t. CXXVI, 1898). 



» I. La méthode employée consiste à échauffer pendant i minute, au 

 moyen du courant continu, une résistance de mercure placée à l'intérieur 

 du réservoir d'un thermomètre à mercure qui rayonne dans une enceinte 

 maintenue à 0°. 



)) Voici en quelques mots la description de l'appareil (') : 



» Le courant arrive par une borne a dans un fil de platine plongeant dans un large 

 godet A, qui contient du mercure et communique avec une des extrémités d'un tube ^, 

 entouré par le réservoir R d'un thermomètre à mercure. Le courant sort du tube t par 

 un deuxième godet B relié à une borne b. 



» La résistance intérieure de l'appareil ( modèle i'^'^p-i^'^p, 7 est environ lo'"",.^). Les 

 godets A et B, le réservoir R sont enduits de noir de fumée et rayonnent à l'intérieur 

 d'une enceinte en fer noircie intérieurement et entourée de glace fondante; cette 

 enceinte est dessécliée par quelques grains de chlorure de calcium. Un dispositif facile 

 à imaginer permet de replacer l'ampèremètre dans une situation toujours la même vis- 

 à-vis des parois de l'enceinte. 



» Pour ramener l'appareil au zéro sans attendre trop longtemps, on fait plonger 

 dans un bain de mercuie, contenu à la partie inférieure de l'enceinte, une masse de 

 fer P : le mercure vient alors refroidir par son contact le réservoir thermométrique et 

 il le ramène rapidement à o". Avant de faire une mesure, on soulève le plongeur, et 

 l'étuve reprend sa configuration primitive. 



» Le courant inconnu passe dans l'appareil pendant i minute. Les éléva- 

 tions de température se lisent avec un viseur muni d'un rétictde. 



(') Construit par M. liémot, avec une très grande habileté. 



