780 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



propriété de se diffuser avec la plus grande facilité au travers des fissures 

 même intercristaliines, quelle qu'en soit la nature, qui se rencontrent dans 

 une masse de fer. Or, la météorite de Caiion Diablo est justement très fis- 

 surée et c'est dans les fissures remplies de carbone que se trouvent les dia- 

 mants. Il semble donc que dans une seconde j^ériode le soufre ait réag^i sur 

 le carbure et sur le phosj)hure. Enfin, nous ferons remarquer que, si le 

 soufre, le phosphore et le silicium tendent d'une part à déplacer le carbone 

 dans une fonte, l'addition du nickel au fer tend d'autre part à diminuer la 

 solubilité du carbone dans l'alliage. Ces deux phénomènes s'ajoutent pour 

 séparer le carbone qui, primitivement, pouvait se trouver en solution dans 

 le fer de Caiion Diablo, liquide au moment 011 s'est produit le siliciure de 

 carbone. Dans des recherches ultérieures, nous étudierons l'influence de 

 la pression sur ces différentes réactions, w 



SISMOLOGIE. — Mesure de la vitesse de propagation des tremblements de terre. 



Note de M. G. Lippmanx. 



« 1. Pour étudier la propagation des secousses sismiqués, il est néces- 

 saire de connaître aussi exactement que possible l'heure du commencement 

 du phénomène en un point donné. Le dispositif que je vais indiquer parait 

 pouvoir déterminer cette heure à | de seconde près. 



» Il se compose d'un chronomètre à pointage en relation avec un aver- 

 tisseur électrique. Le chronomètre à pointage, en usage dans tous les labo- 

 ratoires, est une montre remontée d'avance, mais immobile au zéro. Le 

 mécanisme ne se met en mouvement que lorsqu'on le déclenche en pous- 

 sant sur un bouton de détente qui fait saillie latéralement; l'aiguille trot- 

 teuse part aussitôt en marquant les cinquièmes de seconde, tandis qu'une 

 autre aiguille marque les minutes. L'avertisseur électrique sert à produire 

 automatiquement ce déclenchement. On donne ce nom à un appareil 

 comme il en existe déjà dans nombre de stations sismologiques; il est con- 

 stitué par un contact électrique intercalé dans un circuit de jiile et assez 

 instable pour qu'une légère trépidation détermine le contact. Un godet 

 rempli de mercure à la surface duquel vient affleurer une pointe fixe de 

 platine peut servir d'avertisseur électrique : la première ride à la surface 

 du mercure vient toucher le platine. On peut encore employer un petit fil- 

 à-plomb métallique affleuré par des contacts qui ne le touchent que lorsqu'il 

 y a trépidation. Quelle que soit la forme de l'instrument, le contact dû à la 



