28 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



est amené à l'épaisseur de j-f^ de millimètre par laminage et contrôlé au sphéromètre 

 après recuit. ) 



La pénétration est déterminée quand il y a égalité de teinte entre la plage de compa- 

 raison et la plage de pénétration; soit que Ton cherche, par la rotation du disque, le 

 secteur correspondant; soit, au contraire, que l'on règle le tube pour une pénétration 

 choisie. 



La troisième plage est constituée par un prisme à réflexion totale recevant la lumière 

 d'une source étalonnée ('). Mais cette lumière traverse au préalable un dispositif 

 optique qui fait varier à volonté l'éclairement de la plage dans des proportions inscrites 

 sur une échelle, mobile avec ce dispositif devant un index fixe. 



Une cuve à faces parallèles, remplie d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre 

 à Y^, sous une épaisseur de 20™'", est en outre interposée dans le trajet du faisceau 

 lumineux, entre le dispositif optique et le prisme, pour identifier la couleur de la troi- 

 sième plage avec les deux autres. 



L'échelle du dispositif optique intéressant la troisième plage est étalonnée en fonc- 

 tion de la fréquence des décharges choisie. Cette partie de l'étalonnage sera décrite 

 à part. 



Une troisième mesure, totalisation des radiations, peut être, en outre, 

 effectuée lors de certains examens métroradiographiques quantitatifs pour 

 contrôler le développement de la plaque radiographique exposée et cor- 

 riger les légers écarts de sensibilité à prévoir entre des émulsions diffé- 

 rentes, quoique de même formule. 



Cette mesure est fournie par le radiophotomètre. Dépendant du métro- 

 radioscope, ce dernier appareil est formé de deux échelles d'argent 

 électrolytique d'épaisseur croissante, l'une suivant une progression arith- 

 métique et l'autre suivant une progression géométrique, auxquelles 

 s'ajoutent des paramètres correspondant à la durée de l'expérience. 



Sous ce dispositif se loge un châssis contenant une plaque radiogra- 

 phique choisie dans la même émulsion que celle qui est utilisée pour l'ex- 

 périence. Ces deux plaques sont ensuite développées dans des conditions 

 identiques jusqu'à un degré de réduction déterminé par l'apparition d'une 

 des cases choisie par avance sur l'échelle radiophotométrique; puis fixées 

 en même temps et de la même manière en vue du tirage d'épreuves photo- 

 métriques. 



Cet appareil indique donc dans son ensemble et à tout moment la nature 

 et la valeur des radiations employées, ce qui permet le réglage incessant 

 du tube, et de plus il enregistre la totalisation des effets obtenus pendant 

 la durée de l'expérience. 



(') Étalon à l'acétylène de M. Féry. 



