654 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



J'ai opéré dans la cave où ont été faites les expériences des gouttes liquides. La 

 stabilité y est parfaite et la température constante et uniforme. 



La balance de torsion repose sur un double fond FFj en fer étamé épais. Ce double 

 fond est supporté par trois colonnes de fonte PPP fixées par un lit de béton de i"" 

 d'épaisseur dans le rocher cjlii forme le sol de la cave. 



Deux cylindres corlcentriques CC, CjCu de o™j6o et o"\70 de diamètre, et i™,2o 

 de hauteur, pesant chacun environ loo^^s, viennent, à l'aide de moufles et d'un pont 

 roulant, reposer sur les plaques FFi sur lesquelles on les boulonne. Des plaques bou- 

 lonnées permettent de fermer la partie supérieure des cylindres, et un robinet de 

 remplir d'eau l'intervalle compris entre eux. 



La balance de tol'sion est installée à l'intérieur du second cylindre et placée par 

 Suite dans un écran liquidé. 



Le fil LLi qui supporte la balance de torsion est fixé au goniomètre I ; celui-ci repose, 

 par l'intermédiaire des plaques NNj des colonnes AAAA et de trois vis calantes, siir 

 des plaques crapaudines placées en regard de PPP en même temps que les tirants qui 

 relient entre elles les plaques F et F,, 



Le levier EE, de 4o2'"™ de longueur, en aluminium évidé, porte deux sphères en 



