658 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Je me propose, pour éviter les effets d'hvstérésis, de reprendre ces 

 expressions avec un récipient ellipsoïdal en quartz. 



PHYSICO-CHIMIE, — Sur la chaleur spécifique des solutions de sulfate de cuivre. 

 Note de M. P. Vaillant, présentée par M. J. Violle. 



La méthode de mesure de la chaleur spécifique employée dans les expé- 

 riences que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie est la méthode de 

 Joule, dans laquelle la spirale métallique que traverse le courant et qui sert 

 à i'échauffement du calorimètre est remplacée par le filament d'une lampe 

 à incandescence. La substitution de la lampe à la spirale de fîl permet de 

 rendre la méthode applicable aux liquides conducteurs. 



Sur le fond du vase intérieur d'un calorimètre Berthelot repose horizontalement une 

 lampe de lo bougies à 120 volts, de la forme dite « flamme ». Le culot de la lampe 

 a été enlevé et les deux extrémités du filament directement soudées à des fîls isolés au 

 caoulchouc et engainés sur toute la hauteur du vase dans un tube de verre que ferme 

 aux deux bouts du mastic Golaz. 



Ce même vase contient un litre de la solution à étudier, un agitateur à ailettes mis 

 en mouvement par une petite dynamo et un thermomètre Beckmann au centième. On 

 s'est rendu compte que le frottement de l'agitateur sur le liquide ne produisait pas 

 pendant la durée des çj^pçriQnces d'effet calorifique sensible. 



Dans la lampe passe un courant de 0,2 compère mesuré par un ampèremètre de pré- 

 cision Siemens et fourni par une batterie de 60 accumulateurs; la différence de poten- 

 tiel aux bornes de la lampe, évaluée au'potentiomètre, varie d'une expérience à l'autre 

 de quelques dix-rnillièmes; ces variations sont d'ailleurs de même sens que les varia- 

 tions de force électromotrice de la batterie, en sorte que les variations correspondantes 

 du courant, trop faibles pour être décelées par l'ampèremètre, peuvent être calculées 

 en admettant que la résistance de la lampe reste constante. 



La mesure consiste à évaluer le nombre de joules à fournir au calorimètre pour faire 

 monter le niveau du mercure dans le Beckmann de 100 divisions exactement, pour 

 élever sa température de i4°)69 à i5'',73C. Le thermomètre est examiné à travers la 

 lunette d'un eathétomètre. Le début et la fin de l'expérience sont inscrits par un chro- 

 nographe Hipp qui inscrit en même temps les oscillations du balancier d'une horloge 

 à contacts électriques. 



L'approximation des mesures est à peu près de l'ordre du millième, ainsi qu'il res- 

 sort de la série de mesures comparatives suivante, donnant la valeur en eau du calori- 

 mètre dans lequel on a mis un litre d'eau distillée. 



1089,8 1092,6 1089,8 



1089,8 1089,2 1088,0 



1090,5 1088,2 1088,6 



