SÉANCE DU 27 NOVEMBRE IQoS. 87Î 



en un point de la couronne. L'observation du spectre éclair n'a donné 

 aucun résultat, à cause des nuages qui cachaient le Soleil aux moments des 

 deuxième et troisième contacts. Pendant la totalité, le Soleil a été découvert 

 pendant un laps de temps assez court, qui m'a suffi pour faire les deux 

 observations photomélriques projetées. Je parlerai ici de la mesure de l'in- 

 tensité totale. 



L'intensité lumineuse a été exprimée en unités photométriques ordinaires, 

 c'est-à-dire en lux (le lux étant l'éclairement produit par une source 

 lumineuse d'une bougie décimale sur un écran qui reçoit normalement 

 ses rayons à i"" de distance). Comme les étalons photométriques ne 

 sont pas pratiques en plein air, j'ai employé une lampe intermédiaire de 

 comparaison qui était une lampe électrique Auer à filament d'osmium, de 

 4 volts et 1 ampère environ, maintenue sous tension constante. 



La différence de teinte entre les deux lumières à comparer introduit de 

 grandes incertitudes, surtout lorsqu'on ne dispose que de quelques secondes 

 pour établir l'équilibre. Aussi j'ai introduit devant la lampe une solution 

 convenablement concentrée de sulfate de cuivre ammoniacal, déjà employée 

 dans des mesures antérieures sur le Soleil, qui rétablit l'égalité des teintes, 

 mais affaiblit la lumière. Le coefficient d'affaiblissement, qui peut être 

 mesuré avec soin dans le laboratoire, était égal à o, 167 ('). 



Le photomètre employé est celui de Lummer; une de ses faces reçoit la lumière dé 

 la lampe, placée à une distance variable à volonté; l'autre face reçoit la lumière de la 

 couronne solaire à travers un système optique construit comme une lunette de 

 Galilée, ([ui a pour effet de multiplier l'éclairement par un facteur constant. L'écran 

 du photomètre reçoit la lumière provenant d'un cercle de 5° environ de diamètre. 

 Tout l'appareil est enfermé dans une boîte rectangulaire orientée vers le Soleil, d'où 

 sort l'œilleton du photomètre; la lampe et sa cuve sont portées sur un patin qui glisse 

 sur une glissière en glace, que l'on peut déplacer au moyen de deux ficelles; un index 

 indique sa position sur une échelle divisée et par suite la distance de la lampe au 

 photomètre. 



La tare de l'appareil est établie par une expérience de laboratoire : une lampe con- 

 stante (mais dont il est inutile de connaître l'intensité) est placée au foyer d'une len- 

 tille; le faisceau émergent produit, sur un écran normal, un éclairement, indépendant 

 de la distance, que l'on mesure par comparaison avec une lampe Hefner: on refait 

 ensuite, sur ce môme faisceau, l'expérience photométrique qui a été faite sur la cou- 

 ronne; le liquide bleu a été pour cela remplacé par de l'eau, de sorte que la mesure 

 est encore homochrome; connaissant d'autre part le coefficient d'absorption du liquide 



(') Ce coefficient a été mesuré sur la lumière d'une lampe Garcel ; je me suis assuré 

 qu'il n'était pas sensiblement modifié pour une lampe à osmium modérément poussée. 



