28 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



valeurs c/ui concordent encore avec les précédentes, si l'on admet que la molé- 

 cule de fer % est composée de trois atomes. 



\a\ théorie du champ intérieur des subslances ferromagnétiques est 

 d'accord avec les recherches récentes de M. Osmond d'après lesquelles, à 

 pari le caractère magnétique, la différence entre le fer a. et le fer [3 est insai- 

 sissable. Les deux autres changements sont plus pix)fonds et de nature très 

 différente. Le passage du fer p au fer y qui correspond à hi perte des actions 

 magnétiques mutuelles sans variation du nombre des atomes de la molécule 

 reste à expliquer, mais la concordance des diverses valeurs de C ne peut 

 être due au hasard. 



PHYSIQUE. — Mesure du degré radiochromométrique par le voltmètre électro- 

 statique dans V utilisation en médecine des rayons de Rôntgen. Note de 

 M. J. Bergomé, présentée par M. d'Arsonval. 



Les applications médicales des rayons X, pour devenir plus précises, 

 doivent s'appuyer sur des mesures, parmi lesquelles celle du degré radio- 

 chromométrique, défini par les travaux de M. Benoist('), est l'une des 

 plus importantes. 



J'ai signalé ailleurs (-), pour faire celte même mesure, l'emploi du volt- 

 mètre thermique branché en dérivation aux bornes du primaire de la 

 bobine ou du transformateur dont le secondaire alimentait le tube de 

 Grookes. 



Aujourd'hui, les transports d'énergie sous haut voltage répandent l'em- 

 ploi pratique des voltmètres électrostatiques gradués jusqu'à 60000 volts 

 et plus; l'utilisation d'un semblable appareil en dérivation sur le tube de 

 Grookes pendant son fonctionnement m'a paru un progrès important de 

 notre technique dans les applications médicales. 



Voici les résultats que j'ai obtenus, avec deux voltmètres électrosta- 

 tiques Hartmann et Braun avec frein magnétique, aux essais depuis six 

 mois dans mon laboratoire et dans mon service hospitalier. 



1° Quelle que soit l' intensité traversant le tube de Grookes, si le voltage mesuré 



(*) Comptes rendus, 12 févriei:, 4 ^^ 25 luai'S igoi. 



(^) Congrès d'Angers de l'A. F. A. S., août fgoS, et Archives d'Électricité médi- 

 cale, 1900, p. 496. 



