SÉANCE DU 7 JANVIER 1907. 29 



par le voltmètre est maintenu constant, les rayons émis par le tube sont toujours 

 sensiblement du même degré radiochromométrique. 



Les radiogrammes d'un radiocbromomètre avec même lube, même source, même 

 temps de pose, même distance du tube, même voltage et des intensités variant entre 

 0,1 et I milliampère, mesurées avec le miiliampèremètre de Gaift'e, permettent de s'en 

 rendre compte. 



1" Pour des voltages de plus en plus élevés, les rayons émis par le tube sont d'un 

 degré radiochromométrique de plus en plus haut {plus pénétrant), les intensités 

 variables qui traversent le tube n ayant le plus souvent aucune action sur ce degré. 



Dans les conditions plus haut indiquées de nos expériences et en utilisant comme 

 source l'appareil d'Arsônval-GailTe dont le transformateur était alimenté par la com- 

 mutalrice spéciale, la correspondance des échelles du voltage et des degrés radiochro- 

 mométrlques, déterminée au moyen de plusieurs séries de radiogrammes du radiochro- 

 momètre de Benoist, était la suivante : 



Iiidicalious Degrés 



du voUmctrc. . radiochromomélriques. 



volts o 



1 2 000 2 H- 



2000<^ 3 



20000 4 



00000 5 



35ooo 6 — 



42000 7 



Au delà, la marche irréguliêre du tube rend les lectures incertaines. 



3° Sur des tubes de Crookes de modèles différents, d'usure inégale et parcourus 

 par des intensités variables, les degrés radiochromométriques trouvés étaient les 

 mêmes -à égalités de voltage. 



Les tubes dont il est question, au nombre de cinq, venaient de chez deux construc- 

 teurs différents; deux seulement étaient du même modèle, mais inégalement usés. 



En résumé, avec le vollmètre électroslatique, le mérlecin électricien 

 peut savoir à chaque instant, même sans voir le tube, le degré radiochro- 

 mométrique des rayons que celui-ci émet. Peut-être même la graduation en 

 volts pourra-t-elle être remplacée, dans des conditions qui restent à déter- 

 miner, par une graduation en degrés radiochromométriques. De plus, les 

 deux facteurs de la puissance dépensée [)ar le tube étant connus par la lec- 

 ture d'appareils pratiques et exacts (miiliampèremètre et voltmètre), la 

 mesure certaine de la quantité des radiations émises, mesure si nécessaire 

 en radiothérapie, pourra-t-elle peut-être en être déduite. C'est le point sur 

 lequel portent nos recherches actuelles. 



