IIOO ACADEMIE DES SCIENCES. 



de centimètres cubes de capacité, par les vibrations de la membrane d'un 

 téléphone qui forme l'une des bases de la cavité cylindrique. L'autre base 

 du cylindre est aussi fermée, sauf en son centre, où l'on a ménagé une 

 ouverture munie d'un pavillon que Ton applique contre l'oreille. 



L'appareil a été réalisé simplement en intercalant un bout de tube mé- 

 tallique large (D = 4*^°^>25; H = 5'^™,7) entre la membrane et le pavillon 

 d'un téléphone. 



On envoie dans le téléphone des courants de période connue, et l'on en 

 fait décroître l'intensité jusqu'au moment où l'on cesse d'entendre : on 

 s'assure aisément que le son arrive bien par l'air, et non par les pièces 

 métalliques. 



La sensibilité de l'oreille se trouve repérée par ce courant limite, dont 

 l'intensité se déduit des valeurs de la force électromotrice et des résistances 

 du circuit. 



2. Il reste à savoir à quelles variations de pression on a eu affaire. 



Remarquons d'abord que, grâce à l'importance de la masse d'air comprimée, ces 

 variations de pression sont trop faibles pour influer sur les mouvements de la mem- 

 brane (il n'en est pas de même dans le téléphone ordinaire, où l'on diminue beau- 

 coup les vibrations de la membrane en appliquant l'oreille contre le pavillon ). 



D'autre part, pourvu que l'on n'emploie que des sons peu élevés ( 200 à 5oo périodes), 

 notablement plus graves que le son propre de la membrane, aucune résonance ne se 

 produit, et le déplacement de la membrane est à chaque instant proportionnel à l'in- 

 tensité du courant, avec le même coefficient de proportionnalité que si l'on opérait 

 avec un courant continu. 



On voit donc que l'étalonnement de l'appareil peut se faire en y envoyant un cou- 

 rant continu et en mesurant le déplacement de la membrane, ou, plutôt, le volume 

 balayé par la membrane dans ce déplacement. 



A cet effet, on ferme l'ouverture de la cavité cylindrique avec un bouchon que tra- 

 verse un tube calibré contenant un index liquide, et l'on mesure les déplacements de 

 l'index en fonction du courant, avec des courants assez faibles pour que les variations 

 de volume observées restent proportionnelles au courant. 



Avec le téléphone peu sensible que j'ai utilisé, les variations de volume 

 étaient de 6.io~^ centimètre cube par microampère. Le volume d'air inté- 

 ressé, en y comprenant l'air de l'oreille externe, était d'environ 90"™'. Les 

 variations de pression dues aux compressions adiabatiques de l'air étaient 

 donc voisines de 7 . io~^ centimètre de mercure par microampère : le calcul 

 est fait comme pour une compression adiabatique infiniment lente, et cela 

 est légitime parce que la longueur du cylindre a été prise très petite par 

 rapport à la longueur d'onde. 



