I2IO ACADEMIE DES SCIENCES. 



Les entrefers du circuit magnétique sont relativement importants, et le fer est 

 employé loin de la saturation. Le champ magnétique suit donc presque rigoureuse- 

 rnent, en amplitude et en jjliase, les variations du courant d'excitation, et I'ap])areil 

 fonctionne comme un véritable éleclrodynamomètre. 



Dès lors, si l'on représente le courant'd'excitation par 



I sin oj ^ 



et le courant qui traverse le cadre par 



i sin (to^ + cp), 

 la déviation est proportionnelle à 



liCOSCC. 



i 



Si nous supposons maintenant que nous changions d'un quart de période la diffé- 

 rence de phase des deux courants sans rien changer aux amplitudes, la nouvelle dévia- 

 tion sera proportionnelle à 



II sin Cf. 



L'ensenqble des deux mesures donnera donc l'intensité et la phase, pourvu que 

 l'appareil ait pu être étalonné avec un courant d'intensité connue, en concordance de 

 phase avec le courant d'excitation. 



Tout cela est bien connu, et le jiroblème consiste, somme toute, à se 

 procurer commodément deux forces électromotrices d'amplitudes égales, 

 dont l'une soit exactement en concordance de phase et l'autre exactement 

 en quadrature avec le courant d'excitation, ou plutôt avec le champ magné- 

 tique du galvanomètre. 



3. La force électroraotrice en phase est obtenue en prenant une dériva- 

 tion sur une résistance sans self-induction faisant partie du circuit d'exci- 

 tation. 



Cette force électromolrice est exactement en phase avec le courant d'exci- 

 tation, mais elle peut présenter, avec le champ magnétique du galvano- 

 mèlre, une différence de pliase d'ailleurs très petite. Si l'on veut faire des 

 mesures tout à fait correctes, on rétablit l'identité de phase au moyen d'un 

 condensateur mis en dérivation sur la résistance. On contrôle cette iden- 

 tité de phase çn s'assurant que l'on ne produit aucune déviation du galva- 

 nomètre en envoyant dans le cadre mobile le courant obtenu quand on 

 ferme le circuit par un condensateur de faible capacité. 



La force électromotrice en quadrature s'obtient, plus simplement 



résonance sur self-induclion et capacité nous ont montré que le courant de l'alternateur 

 était suffisamment dépourvu d'harmoniques. 



