SÉANCE DU lO JUIN J907. 1298 



ou découvre l'orifice du tube Y, fixé sur le régénérateur. La soupape est actionnée par 

 la paroi du réservoir à gaz, qui, lorsque la pression des gaz atteint dans ce dernier 2"™ 

 à 5™™ d'eau, vient appuyer contre la planchette A' [fig. 0) pour la repousser en ar- 

 rière, ainsi que la tige X, puis attire la lame A (y?^. 8) qui découvre l'orifice du tube Y 

 {fig. 8) et laisse échapper une partie des gaz de l'appareil; quand la pression a suffi- 

 samment diminué, la lame A {fig. 5) revient à la position de fermeture, et la plan- 

 chette à sa position première, par l'action du ressort F {fig. 8). La très large surface 

 de la paroi du sac (800'"°''') permet d'obtenir une force considérable pour actionner la 

 soupape, ce qui lui assure un fonctionnement très sûr, et à une' très faible pression, 

 insensible pour le sujet. 



4° Un récipient d'oxygène comprimé muni d'un détenteur permettant un écoule- 

 ment constant d'oxygène réglable à volonté par le sujet à i', i\5, q} ou 2^,5 par 

 minute; l'oxygène qui s'écoule de ce récipient est conduit dans le tube inspirateur V' 

 relié à l'appareil nasal par un tube de caoutchouc v' fixé sur la tétine v {fig' 6). Si 

 le régénérateur a reçu, également répartis dans les trois compartiments, 1600'^'"' d'une 

 solution saturée contenant 1750S de potasse, et s'il porte une bouteille contenant 3oo' 

 d'oxygène, il peut séjourner [jendant 5 heures dans une atmosphère irrespirable, en 

 marchant à une allure modérée, ou pendant 1 heures 3o minutes en effectuant, sans 

 arrêt, un travail continu et très fatigant pouvant atteindre 6oooo''s™ à 8oooo''S'". 



En outre, le sujet peut effectuer un travail d'un ^enre quelconque, porter 

 fies matériaux ou un homme dans ses bras, piocher, lancer de la terre à la 

 j)elle; il peut travailler de ses mains même en étant couché sur le ventre et 

 sur le côté. Les mouvements violents effectués pendant ces différents tra- 

 vaux ne diminuent en aucune façon la sécurité que présente l'appareil pour 

 le sauveteur. 



L'appareil peut, à volonté, fonctionner sans que le porteur ait à inter- 

 venir dans le réglage du débit d'oxygène. 



PHYSIOLOGIE. — Sur la digestion de la chlorophylle et l'excrétion 

 stomacale chez les Rotifères. Note de M. P. de Beauchaimp, trans- 

 mise par M. Yves Delage. 



Dans une Note précédente Q) j'ai exposé ce qu'on observe en alimentant 

 une Hydatineavec des Infusoires incolores; je voudrais aujourd'hui insister 

 sur les phénomènes plus compliqués qui se passent dans la paroi stomacale 

 d'un animal nourri de Flagellés chlorophylliens, d'Euglènes en particulier. 



(*) Comptes rendus, séance du 4 mars 1907. 



G. R., 1907, 1" Semestre. (T. CXLIV, N° 23.) ï68 



