l3l6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Nous supposons connues les constantes instrumentales ê et 0; il sera 

 donc facile de construire une Table à double entrée donnant 



— £sin(0 — Jl) séccD 



avec /H et cô comme arguments, et au moyen de laquelle toutes les détermi- 

 nations de mouvement diurne, faites dans diverses régions du ciel pendant 

 l'intervalle considéré de i ou 3 mois, pourront être ramenées à un même 

 point du ciel, par exemple à l'équateur et au méridien supérieur. Ces 

 déterminations étant ainsi rendues comparables, on pourra en prendre la 

 moyenne et déduire son erreur des écarts présentés ]iar les valeurs indi- 

 viduelles. 



On pourrait objecter que celte manière de procéder suppose l'équatorial 

 muni de cercles assez grands et assez finement divisés pour permettre une 

 bonne détermination des constantes équatoriales s et 9 Mais on peut 

 déterminer ces constantes par des méthodes différentielles, à l'aide du 

 seul micromètre ('). 



En outre, nous n'avons pas tenu compte des flexions du tube et de l'axe 

 de déclinaison, qui compliqueraient l'expression de la variation de T^ en 

 fonction de celles de M et de cO. Aussi, dans un cas où les flexions parais- 

 saient avoir une influence notable, il nous a paru plus sûr de procéder 

 pratiquement de la manière suivante : 



V. Au voisinage du méridien, la lunette de l'équatorial employé peut 

 occuper deux positions pour viser le même point : dans l'une elle est à l'est 

 du pied (L. E.) et dans l'autre elle est à l'Ouest (L. O.). 



Pour divers points du méridien on a déterminé la lecture Tf du mouve- 

 ment diurne successivement dans les deux positions de la lunette, et, ainsi 

 qu'on pouvait le prévoir, on a trouvé que la différence Ty^(L. E.) — T^Cf-'- O.) 

 croît comme la sécante de la déclinaison, de sorte qu'en l'appelant a à l'équa- 

 teur, à la déclinaison (D elle a pour valeur aséc.cD. Pour rendre compa- 

 rables toutes les déterminations de mouvement diurne faites au méridien, 

 dans l'une ou l'autre position, il suKira donc d'ajouter à chacune d'elles la 



, a . 

 correction ±:-sec.cO. 



2 



VI. Ensuite, et pour chaque position de la lunette, on a fait varier 

 l'angle horaire, et cherché, par l'observation, comment varie Tf. On a pu 

 alors former une table à double entrée, avec Jt et tD comme arguments, 



(1) Voir, par exemple, loc. cit., p. D. 7. 



