SÉANCE DU 4 FÉVRIER 1907. 233 



santé. Heureusement, le type à deux mouvements rectilignes, adopté pour 

 le spectro-héliographe, se prête à des changements quelconques de l'ap- 

 pareil, l'obstacle principal étant la position inclinée de la grande table. 

 Nous avons monté successivement cinq appareils : le premier avait un 

 collimateur de o™,5o et une chambre de i™; le second avait un spectro- 

 graphe à prismes ajouté au précédent, qui élimine la lumière diffuse du 

 réseau ; il convient, comme le premier, pour de nombreuses raies noires 

 et les raies de l'hydrogène, mais est insuffisant pour les raies centrales 

 4o4,5 et K3. Dans le troisième appareil, on a supprimé le spectrographe à 

 prismes, remplacé le réseau par un autre qui diffuse moins la lumière, 

 et fixé une chambre coudée longue de i'",5o. Ces trois appareils sont 

 décrits dans le Bulletin astronomique de septembre igoS. 



Avec l'appareil n° 3, les poses sont en général trop longues, et l'on a 

 organisé en 1906 les appareils 4 et 5 représentés ci-contre, qui ont une 

 image finale plus petite, large seulement de 6*^™ et 3^'™, alors que l'image 

 du Soled sur la première fente a 3*^™. Ces spectrographes, qui sont grands, 

 ont exigé l'addition à la table-support de consoles grandes et lourdes, qui, 

 contrairement à ce qu'on craignait d'abord, n'ont pas modifié, d'une ma- 

 nière sensible, sa mobilité. 



Dans l'appareil 4, la chambre a j™,5o et le collimateur 0^,75. La 

 seconde fente (placée devant la plaque), a été constituée d'abord, comme 

 les fentes précédentes de Meudon, par deux joues en nickel, du profil ci- 

 dessous. Elle doit, pour isoler une raie très fine, avoir en ab des arêtes 



Fig. 2. 



b 

 Côté plaque photographique 



vives, une faible épaisseur et une courbure identique à celle de la raie; 

 mais nous n'avons pu l'obtenir suffisamment parfaite, d'autant que l'artiste 

 qui avait fourni les fentes précédentes est venu à manquer. 



Nous avons employé concurremment une fente d'un autre genre, tracée 

 sur une couche d'argent qui a été déposée chimiquement sur une lame 

 mince de verre à faces parallèles, et est tournée vers l'objectif de la 

 chambre. Cette fente a une épaisseur nulle et sa largeur peut être très 

 petite, tout en restant constante sur la hauteur totale; elle se rapproche 



