264 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ment que de la valeur de la self-induction du secondaire. Il devient alors 

 extrêmement facile d'établir a priori un appareil satisfaisant à des condi- 

 tions d'accord données. 



Pour pouvoir tirer tout l'avantage d'un tel appareil en spectroscopie, où 

 il est souvent nécessaire de faire varier la capacité, il suffirait de choisir 

 la self-induction du secondaire telle que la résonance s'établirait avec une 

 certaine capacité maximum, et d'avoir une self-induction variable ou une 

 série de bobines de self, que l'on intercalerait au fur et à mesure qu'on 

 diminue la capacité. 



ÉLECTRICITÉ. — Recherches expérimentales sur les diélectriques solides . Note 

 de M. Louis Malclès, présentée par M. Poincaré. 



Le phénomène de la charge et de la décharge lentes des condensateurs 

 était considéré jusqu'ici comme se manifestant à des degrés divers pour 

 tous les diélectriques solides. On verra, par ce qui suit, que la paraffine 

 anglaise du commerce, fusible vers 72°, présente une stabilité diélectrique 

 parfaite, c'est-à-dire n'indique ni surcharge ni résidu, et que cette propriété 

 peut être très utilement appliquée à l'étude des diélectriques ordinaires. 



Le disque de paraffine est interposé entre, les plateaux AB, ab d'un condensateur 

 plan. L'armature ab, munie d'un anneau de garde pq, est reliée à l'une des paires 

 de quadranl>3 d'un électromètre Curie. L'armature AB est chargée au potentiel H- V 

 d'une batterie d'accumulateurs fermée sur une forte résistance dont le milieu est au 

 sol. L'effet sur l'électromètre est compensé par un condensateur cylindrique à capa- 

 cité variable Ce dont l'une des armatures C, chargée à — V, peut se déplacer de 

 quantités connues dans la direction de l'axe. Un double contact permet de charger ou 

 de décharger, au même instant, les deux condensateurs. 



Si les deux capacités ne subissent, au cours du temps, aucune variation , 

 on peut régler leur équilibre de manière que la clurge ou la-décharge 

 instantanée des deux condensateurs en opposition ne produise aucun effet 

 sur l'électromètre. Nous avons effectué ce réglage avec l'air, puis avec la 

 paraffine. Cette substance était d'abord interposée entre les armatures du 

 condensateur de manière à adhérer parfaitement aux surfaces AB, ab. 

 Ensuite nous l'avons légèrement creusée sur les deux f.ices afin de su[)- 

 primer le contact avec les plateaux, tout au moins dans la région du champ 

 sensible à l'électromètre. Nous avons opéré jusqu'à 6000'*'°''% l'épaisseur 

 du diélectrique étant de 2o"i'". Dans tous les cas Téquilibre a pu être réa- 



