748 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



rence de niveau qui s'établit immédiatement entre le niveau du vase à niveau constant 

 et celui que prend le liquide dans le tube de verre. 



Ainsi, pour un orifice donné, les débits seront à chaque instant proportionnels aux 

 racines carrées des dénivellations constatées dans le tube de verre. 



Un calcul très simple permet de déterminer a priori, pour un liquide de 

 densité donnée et un débit maximum prévu, la dimension à donner à l'ori- 

 fice en mince paroi pour que la dénivellation maxima ne soit pas supé- 

 rieure à la longueur du tube de verre. La graduation pourrait être faite a 

 prioii, mais il est préférable de déterminer un point de cette graduation 

 par expérience directe comme on le pratique pour les thermomètres. 



Le même appareil peut servir à mesurer le débit d'un liquide circulant 

 en sens contraire; il suffit pour cela de remplacer le vase à niveau constant 

 et son tuyau le réunissant à l'orifice en mince paroi, par un déversoir dont 

 le niveau est placé de manière à correspondre à la partie basse du tube de 

 verre. Pour avoir les indications de débit, il suffit de retourner la réglette 

 portant la graduation. 



