946 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Ces deux mesures nouvelles, jointes aux deux précédentes, permettent 

 de calculer le rapport des éclats moyens du bord et du centre solaire. Un 

 premier essai satisf;usant a été fait dans mon laboratoire par M. Bernard, 

 avec le bord solaire extrême, une pile de Rubens ayant la forme d'un arc 

 de cercle et un galvanomètre Broca ; les déviations ont été suffisantes. 



r^a figure 2 montre d'autres ouvertures EE, Il qui peuvent être aussi 

 remplies par des piles thermo-électriques. La pile EE, qui est double, mais 

 peut être réduite à une seule, mesure la lumière diffuse du ciel; la se- 

 conde, II, qui est circulaire, mesure l'éclat sur une zone intermédiaire 

 entre le bord et le centre, mais n'est pas indispensable. 



L'image solaire, projetée par le trou, doit avoir une largeur constante; 

 aussi le trou est-il porté par une coulisse qui le rapproche ou l'éloigné des 

 ouvertures; on le déplace de manière que le produit de la distance par le 

 diamètre apparent soit constant. Les conditions sont alors identiques pen- 

 dant toute l'année. 



L'appareil donne le résultat pour le rayonnement solaire total; mais on 

 peut isoler une partie de ce rayonnement avec des absorbants appropriés, 

 par exemple avec ceux recommandés par K. Angstrôm pour son pyrhélio- 

 mètre. Les absorbants bleus, violets et ultra-violets sont à recommander; 

 ils exigent seulement un galvanomètre plus sensible. 



Toutes ces recherches doivent être poursuivies principalement dans le 

 côté violet du spectre, là 011 les variations dues à l'absorption et surtout 

 à la diffusion sont les plus fortes, aussi bien dans l'atmosphère solaire que 

 dans l'atmosphère terrestre. La limite du spectre solaire ultra- violet, 

 comme on sait, se déplace constamment, et K. Angstrôm a proposé de 

 l'enregistrer quotidiennement avec des appareils en quartz ('). Cette limi- 

 tation peut tenir en partie à l'atmosphère solaire, dont l'influence-serait 

 peut-être décelée par des observations avec ballons-sondes (^). 



nées, d'une part avec le centre et le bord solaires, d'autre part avec la source terrestre, 

 ce qui est un avantage très appréciable. 



(') Il serait bon aussi de relever l'intensité variable du rajonnement dans une ou 

 plusieurs portions de l'ultra-violet. 



(^) D'après les renseignements fournis aimablement par M. Teisserenc de Bort, 

 l'appareil, qui, pour l'élimination de la lumière diffuse intérieure, serait un spectro- 

 graphe double en quartz, pourrait être élevé à 12''™. Il serait impressionné par le 

 Soleil directement, ou par la lumière de notre ciel. Il pourrait prolonger le spectre 

 solaire connu au delà de X385, là où se trouve une raie du magnésium, probablement 

 plus large que les raies H et K. Il convient de faire une expérience préliminaire au 

 mont Blanc. 



