SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE IQof). SpS 



position. Aussi, malgré les remarquables perfectionnements apportés à la construction 

 des instruments, perfectionnements qui font qu'on est arrivé presque à la limite de la 

 précision compatible avec l'emploi du niveau à bulle, on ne peut garantir à plus de 2" 

 riiorizonlalité de la ligne de visée moyenne deê deux coups de niveau que comporte 

 l'opération sur une mire. Il est donc indispensable, si l'on veut augmenter la précision, 

 de substituer le bain de mercure au niveau à bulle. C'est ce à quoi nous sommes par- 

 venus en considérant le nivellement comme un problème de hauteurs égales et appli- 

 quant le principe général indiqué plus haut. 



Notre appareil se compose essentiellement, comme le montre la figure 

 ci-dessous : 1° d'un prisme P, à double réflexion intérieure, dont les faces 

 réfléchissantes étamées font entre elles un angle de 45°; 2" d'un horizon 

 à mercure H, du même type que celui de l'astrolabe, placé verticalement 

 au-dessous; 3° d'une lunette horizontale dont l'axe optique est situé dans 

 le plan vertical d'une des bases du prisme. 



■Jthemâ de lAop.lri?!! 



Mie Je côte 



wxi^^Mmmm. 



mmm -» 



Vue dd /5ci 



Î 



Jrii/ffJa ijuto^ coUtniéilem- cJ /lortzon Je mercure 

 de MM CUuxfe et Driencourl 



Le réticule formé de deux fds, l'un vertical, l'autre horizontal, portés 

 par le tube R est placé dans le plan focal principal de l'objectif O. 



L'horizontalité de l'axe optique est obtenue ^av autocollimation sur le bain 

 de mercure. A cet effet, une glace sans tain G inclinée à 45° réfléchit dans 



