SÉANCE DU I) JUILLET 1906. IO7 



diiit des inconvénients graves, lorsqu'on veul dédoubler des images de grand dia- 

 mètre. 



Pour éviter ces inconvénients, j'ai en l'idée d'interposer entre l'objectif 

 et son foyer denx miroirs inclinés et mobiles l'un par rap|)orl à l'atilre 

 et, en divisant ainsi le faisceau lumineux, produire deux images. 



Cet appareil rendra des services en spectroscopie. Il permettra de juxta- 

 poser exactement sur la fente d'un spectroscope (en rendant tangentes les 

 deux images) deux bords d'im même objet ou deux objets différents et 

 comparer ainsi les deux spectres au point de vue de la vitesse radiale. Par 

 exemple il pourra servir à la mesure spectroscopique de la rotation du 

 Soleil et des planètes. 



Une pareille méthode, qui a été employée en utilisant l'objectif coupé de 

 Bouguer, peut ainsi être appliquée à n'importe quel instrument. 



I/appareil peut servir pour la pliolométrie. En eOft, en déplaçant l'en- 

 semble des miroirs rectangulairement à l'axe optique, de manière à me- 

 surer ces déplacements, on peut faire varier l'intensité des deux images. 



Si, par exemple, deux étoiles sont dans le champ, on obtiendra quatre images dont 

 on peut faire varier l'intensité deux à deux et obtenir qu'une image d'une des étoiles 

 soit égale en éclat à une des images de l'autre ('). 



L'appareil peut constituer un micromètre (-), parce que la distance entre les deux 

 foyers produits par les miroirs est fonction de l'angle que font ces miroirs et que cet 

 angle peut être mesuré. 



Comme la précision de l'appareil ne serait pas suffisante, il sera préférable de le 

 combiner avec un autre micromètre donnant les mesures de petites quantités en pre- 

 nant deux miroirs à inclinaison fixe et parfaitement déterminée au préalalde. 



Si l'on supprime un des miroirs, on peut prélever une partie du faisceau lumineux et 

 observer à part l'image d'un objet dont le reste de la lumière est utilisé, soit pour la 

 photographie, soit pour la spectrographic. 



(') <^)uelques types de micromètres à dédoublement peuvent être employés de cette 

 manière comme M. Miliochau l'a signalé pour le sien. 



(-) h'Ocular-prism-micromelcr de Steinheil est aussi basé sur la réllexion, mais 

 d'après E. Becker, la perte de lumière, dans son dispositif, est considérable et le rend 

 peu pratique. 



<^\ L 



