l54 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



cisément nous cache cette atmosphère. Elle est utile en particulier dans la 

 reconnaissance des stations les plus favorables aux études solaires; la sta- 

 tion la meilleure étant celle qui, toutes choses égales d'ailleurs, offre la 

 lumière circumsolaire la plus faible (' ), 



C'est pourquoi nous avons organisé un photomètre spécial pour la mesure 

 de l'anneau circumsolaire; il a été construit avec les crédits alloués pour 

 l'observation de l'éclipsé totale du Soleil du 3o août igoS et employé 

 pour la première fois pendant cette éclipse. Il devait relever les variations 

 progressives de l'anneau du premier au quatrième contact 'et en particu- 

 lier la quantité de lumière émise par la couronne seule pendant la totalité. 

 Ce programme a été rempli en partie seulement, à cause du mauvais temps. 

 En dehors des éclipses, l'appareil peut donner les variations que présente 

 l'anneau, pendant une journée, pendant l'année et aux différents points 

 du globe. 



Son principe est simple : sur la ligne du centre du Soleil, on place le 

 centre d'un petit disque opaque perpendiculaire aux rayons et, dans le 

 cône d'ombre du disque, un petit tube noirci dont l'axe est sur la ligne du 

 Soleil et qui présente, à son extrémité arrière, un verre dépoli. Une moitié 

 de ce verre est éclairée par la lumière circumsolaire et l'autre moitié par 

 une lampe étalon. On égalise les deux plages lumineuses en faisant varier 

 l'éloignement de la lampe étalon et la largeur de son faisceau lumineux 

 avec un œil de chat; la lumière circumsolaire est ainsi rapportée à la 

 lampe étalon. 



Le photomètre a été installé sur la lunette d'un équatorial de huii pouces, de l'Ob- 

 servatoire, dont l'objectif et l'oculaire ont été enlevés. Le corps de lunette, qui est en 

 bois, est tronconique et long de 3™,i5. Son petit bout, dirigé vers le Soleil et large de 

 i5o"", porte le disque opaque de 4o"™ à 45"", placé au milieu d'une ouverture circu- 

 laire large de yi"™ [voir la partie A de la figure i). Le disque est porté par un axe 

 excentrique qui permet de le retirer et de le remettre très rapidement. A l'autre bout 

 de la lunette, en B, sont le tube noirci tt, large intérieurement de lo™", le verre dépoli 

 et le photomètre proprement dit qui se développe sur le côté. La disposition générale 

 est indiquée sur les deux figures. 



La lampe étalon est électrique et rendue constante par le maintien d'une différence 

 de potentiel constante à ses bornes, grâce à l'emploi d'une batterie d'accumulateurs, 



(') Dans cette comparaison entre les stations, on suppose évidemment que toutes 

 les mesures sont rapportées à une même intensité de la lumière du disque lui-même. 

 Une autre condition importante à considérer est la netteté de l'image solaire. 



