SÉANCE DU 16 JUILLET 1906. l55 



d'un rhéostat et d'un voltmètre sensible ('). Elle a été choisie à filament d'osmium 

 (5 bougies, 8 volts), d'après le conseil donné par M. Fabrj. Deux lampes au moins sont 

 nécessaires : l'une, qui est le véritable étalon, est illuminée rarement ; les autres servent 

 couramment et sont comparées de temps en temps à la précédente. D'autre part, si, 

 dans rilluniination du verre dépoli et de ses deux, plages, on remplace le Soleil par 

 une lampe HefTner-Alteneck, bien étalonnée, l'éclairemenl produit pour une position 

 donnée de l'œil de chat et de la lampe électrique est aisément exprimable en lux ou 

 en unités similaires. 



Comme la Umiière du ciel est souvent trop forte, on la diminue par des 

 verres fumés absorbants, interposés, faciles à placer et à retirer, dont le 

 pouvoir absorbant a été déterminé avec soin dans des expériences préli- 

 minaires. L'appareil peut ainsi mesurer des lumières circumsolaires d'in- 

 tensités très différentes. 



Les dimensions des pièces principales données ci-dessus sont telles que le tube 

 noirci, le verre dépoli et tuèrae l'intérieur de la lunette, ne sont rencontrés par aucun 

 rayon solaire (-). Le verre dépoli est éclairé seulement par un anneau circumsolaire, 

 que limitent des cercles concentriques au Soleil; au centre, ces cercles sont respecti- 

 vement à 22' darc du bord solaire et à 5' ou 8' d'arc, selon que le disque opaque a 

 40""™ ou 45°"" de diamètre. Cet anneau correspond donc à la partie la plus intéres- 

 sante de la couronne solaire; or la recherche de la couronne en dehors des éclipses 

 doit être poursuivie surtout avec les ravons de grande longueur d'onde et, dans la 

 région lumineuse, avec les rayons rouges. Aussi avons-nous décidé de faire toutes les 

 mesures de l'éclipsé en lumière rouge, en interposant un verre de cette couleur entre 

 le verre dépoli et l'oculaire. 



Le photomètre et son équatorial ont été montés à Viliargamar dans 

 l'observatoire temporaire que nous avons organisé près de Burgos; le 

 jour de l'éclipsé, le 3o août igoS, les mesures ont été faites par M. Bernard, 

 assisté de M™' Bernard. Malheureusement, pendant le phénomène et pen- 

 dant la plus grande partie de la journée, le ciel a été couvert par des 

 nuages d'épaisseur variable, qui laissaient entre eux de rares éclaircies et 

 l'on n'a pu faire la belle série de mesures qui était projetée. Quelques résul- 

 tats intéressants ont cependant été obtenus. 



Avec le disque de 45™", le 27 août, par ciel assez pur, l'cclairement est 



(') Le galvanomètre est du type calorifique apériodique transportable (Hartmann et 

 Braun) et a des indications très constantes, au moins lorsqu'il est soustrait aux agita- 

 tions de l'air. 



(') Dans ces conditions, les rayons solaires ne peuvent donner lieu à une diffusion 

 gênante. 



