568 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



bon E, au moyen d'un tube horizontal recourbé verticalement et dont l'extrémité 

 pénètre aux | dans l'intérieur du tube condenseur D; 



2° D'un tube à charbon E, également relié à l'appareil par un rodage à l'émeri. Il 

 renferme du charbon de bois, qui a été débarrassé de tous les gaz occlus et des huiles 



APPAREIL D'ARSONVAL & BORDAS 

 pour distillalion dans le vide 



empyreumaliques par un chauffage préalable en vase clos. Pour augmenter la surface 

 de contact du charbon avec le tube, ce dernier porte des cavilés extérieures, système 

 Vignereux. 



Un robinet à trois voies F fait communiquer l'appareil avec une trompe à eau. De 

 plus, ce robinet peut isoler la partie droite de la partie gauche de l'appareil. Le tube 

 horizontal est terminé à l'extrémité droite par une ampoule de Crookes formant mano- 

 mètre; les électrodes sont reliées à une bobine d'induction. Enfin deux tubes de d'Ar- 

 sonval-Dewar permettent de contenir le liquide réfrigérant, soit air liquide ou CO", 

 neige dissoute dans l'acétone. 



Remarque. — Dans le montage de l'appareil, les joints à l'émeri sont enduits d'une 

 graisse formée, parties égales, de vaseline et de cire d'abeilles. 



Fonctionnement. — Les deux vases de d'Arsonval-Dewar étant remplis d'air liquide 

 ou CO^ dissous dans l'acétone, le ballon C contenant un produit à distiller (ou la 

 cloche A, renfermant des produits à dessécher, montée sur platine B) est relié par un 

 caoutchouc à vide avec l'extrémité du tube horizontal de l'appareil. 



Plonger le tube D dans le liquide réfrigérant en soulevant avec précaution le vase 

 de d'Arsonval-Dewar. 



Faire le vide, dans tout l'appareil, au moyen de la trompe à eau et par l'intermé- 

 diaire du robinet à trois voies F. La distillation commence aussitôt que la trompe pro- 

 duit son effet; les vapeurs arrivent dans le tube D par le haut, tombent verticalement 

 et se congèlent immédiatement au contact de la paroi fioide. La trompe ayant donné 

 son vide maximum on l'interrompt au moyen du robinet F et l'appareil n'a donc plus 

 de communication avec l'extérieur. 



