SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1906. Syi 



ont conduits, nous devons dire quelques mots de l'étalonnage du télescope 

 employé comme |)yrliéliomètre. 



Une étude préalable avait montré que, lorsque la température de la soudure chaude 

 du couple thermo-électrique employé ne dépassait pas de plus de 2.5" la température 

 ambiante, la déviation du galvanomètre était rigoureusement pro|)()rtioniielle à la sur- 

 face du diaphragme. 



On s'est donc astreint, dans toutes les mesures sur le Soleil, à ne pas dépasser la 

 déviation galvanométri([ue de 1 millivolt correspondant précisément à 25° d'échauffe- 

 menl de la soudure centrale de l'appareil. 



Pour cela, on donnait au diaphragme en secteurs, limitant le faisceau incident, une 

 ouverture angulaire assez faible pour réduire à environ i millivoll la déviation 

 obtenue. 



Pour l'étalonnage, au contraire, qui ne peut être effectué que sur des sources à tem- 

 pérature relativement basse, on a employé le diaphragme à pleine ouverture, ou on 

 l'a même supprimé, ce qui doublait encore la sensibilité de l'appareil. On a dû tenir 

 compte également du tirage du télescope, qui visait, pour l'étalonnage, des corps 

 rayonnants assez rapprochés. 



Toutes ces corrections faites, on a trouvé que l'appareil suivait la loi de 

 Stefon avec le coefficient suivant : 



T = o,7o5'v/^, 



en prenant, comme source calorifique, un four électrique à résistance de 

 platine qui a été porté à 1673'' absolus et la loi 



T = 0,715 y/S, 



en visant sur le cratère d'un arc électrique dont la température a été 

 admise égale à 3773" absolus (8 est exprimé en microvolts pour la pleine 

 ouverture du diaphragme). 



Dans la présente Note nous ne nous occuperons que des mesures faites 

 en pointant le centre de la surface solaire. 



En admettant un pouvoir émissif égal à l'unité, on trouverait, avec le coef- 

 ficient 0,705 et pour les mesures faites aux trois stations suivantes : 



m 



Meudon, altitude i5o 4820 absolus 



Chamonix, altitude io3o 5i4o absolus 



Sommet du mont HIaiic, altitude 48io 556o absolus 



Ces valeurs ont été obtenues en prenant la moyenne de plusieurs obser- 



