SÉANCE DU 6 AOUT 1906. 817 



borostannales, mêlées de nombreux cristaux de cassitérite aciculaire, sou- 

 vent géniculée. Si l'on fait réagir le chlorure stannique, les résultats sont 

 généralement meilleurs et permettent d'obtenir, à peu près purs, des 

 produits identiques, comme forme cristalline et comme constitution chi- 

 mique, au composé correspondant du calcium. 



CHIMIK INDUSTRIELLE. — Tnfliicnrc de la température de déshydratation de 

 l'albâtre sur la prise du plâtre obtenu. Note de MM. E. Ledl'c et 

 3Iaurice Pellet. 



Quoique les expériences manquent pour déterminer l'influence de la 

 température sur la prise du j)làtre, il est courant d'entendre dire par les 

 fabricants de plâtre que le plâtre déshydraté lentement prend lentement 

 et que celui déshydraté avec rapidité prend rapidement; on prétend aussi 

 que le plâtre déshydraté au-dessus de 3oo" à SSo^ne manifeste plus aucune 

 énergie de prise. 



« Pour déshydrater le plâtre il ne faut pas le chaufïer au delà de 2o4°, car alors il 

 commence à perdre la propriété de se réhydrater. Quand le gypse a été soumis à une 

 température de Soo" à Soc", il cesse de reprendre son eau de cristallisation et ressemble 

 au sulfate de chaux anhydre de la nature nommé anhydrite, qui ne peut donner de 

 plâtre capable de se gâcher et de faire prise avec l'eau » {Dictionnaire de Wurtz, 

 1' partie, t. II, p. 1068). 



Pour vérifier ces différentes opinions, nous avons déshydraté de l'albâtre, 

 qui est un sulfate de chaux hydraté, à des températures variables et nous 

 avons déterminé la courbe de prise à Taide du prisomètre Périn. 



Prisomètre Périn. — Le prisomètre Férin se compose d'un mouvement d'horlo- 

 gerie actionnant une boite de prise dans laquelle on place le plâtre gâché et un 

 cvlindre enregistreur portant un papier quadrillé. Un levier tournant autour d'un axe 

 fixe porte à l'une de ses extrémités une plume réservoir à encre grasse et, à l'autre, 

 l'aiguille de prise se déplaçant suivant une ligne verticale et supportant un plateau 

 qu'on peut charger de poids. Une came commandée par le mouvement d'horlogerie 

 règle la marche de l'aiguille; toutes les minutes elle tombe d'elle-même dans la masse 

 gâchée et remonte lentement tandis que la plume suit sur le graphique une marche 

 inverse. Lorsque l'aiguille se trouve à la partie supérieure de sa course, une autre 

 came fait tourner dun certain angle la boîte de prise et le cylindre. Immédiatement 

 après celte rotation l'aiguille retombe et l'opération se poursuit ainsi par chutes 

 successives. 



Pour chaque essai, la température maximum à laquelle nous voulions 



