q'i-l ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ÉNERGÉTIQUE BIOLOGIQUE, — Chambre respiratoire calorimétrique. Note 

 de M. LETiaLE et de M"* Po.mpiman, présentée par M. A. Chauveau. 



La chambre respiratoire calorimétrique, que nous avons installée dans 

 notre Laboratoire de Physiologie pathologique de l'hôpital Boucicaut, 

 permet défaire simultanément la mesure des échanges respiratoires et de 

 la chaleur dégagée par l'homme pendant une très longue durée. 



a. Considéré comme calorimètre, noire appareil est formé essentielle- 

 ment d'ime chambre étanche en fer et verre, dont la température est 

 maintenue constante à l'aide d'une circulation d'eau. Celte chambre, en- 

 tourée de glaces et d'une première enceinte isolante, est placée dans une 

 deuxième enceinte, dont la température maintenue constante est réglable 

 d'après la température de la chambre élanclie en fer et verre. Dans ces 

 conditions, notre appareil se trouve soustrait aux variations de la tempé- 

 rature extérieure, l'égalité de température du contenant et du contenu 

 constituant le meilleur isolant. Grâce à ce dispositif, la calorimétrie se 

 réduit à cette simple chose : la lecture de deux thermomètres et la mesui'e 

 d'un débit d'eau. Le produit de réchauffement de l'eau par le poids de l'eau 

 qui a passé par le calorimè.tre donne les calories dégagées. 



Le réglage de la température du calorimètre et de l'enceinte se fait aulonialiqiie- 

 ment. I-a température de réglage peut être choisie, à volonté, entre 12° et a4", en été 

 comme en liiver. Notre appareil permet donc d'étudier Yinfluence de la ternprratiire 

 sur la production de chaleur. 



Toutes les parties constituantes du calorimètre sont simples el robustes, de sorte que 

 l'appareil peut être manié par des mains qui ne sont pas celles de savants phycisiens. 

 Ce caractère de simplicité n'enlève rien à la sensibilité du calorimètre : son étalonnage 

 électrique a montré qu'il donne la mesure de la chaleur avec une erieur de o,5 pour 100. 



b. Considéré comme chambre respiratoire, notre appareil représente une 

 enceinte fermée, dont l'air, pris par une pompe, est envoyé sur des sub- 

 stances absorbantes qui retiennent l'eau et l'acide carbonique. Un appareil 

 spécial envoie de l'oxygène qui remplace l'oxygène absorbé par la per- 

 sonne placée dans le calorimètre. La mesure de l'eau, de l'acide carbonique 

 et de l'oxygène est obtenue en poids. Des dosages eudiométriques com- 

 plètent les données de la balance. 



